124 ^- Schander. 



tionen in den Handel gebracht worden^), bei denen das Objekt auf 

 einer verschieden konstruierten metallenen Gefrierkaramer lagert, in 

 der durch Verdunstung von Äther, Chloraethyl, Kohlensäure usw. eine 

 Temperaturerniedrigung herbeigeführt wird, die das in Wasser ein- 

 gelegte oder z. B. in Gelatine eingebettete Präparat gefrieren und an 

 den Gefriertisch anfrieren läßt, so daß es sich bequem schneiden 

 läßt. Noll gab eine Vorrichtung an, die Ätherdämpfe mit einer 

 Luftpumpe zu entfernen, wodurch naturgemäß eine intensive Ver- 

 dampfung des Äthers und eine schnellere Abkühlung erreicht wird. 



Während wir früher zu diesem Zweck das bekannte Jungsche 

 Studentenmikrotom verwendeten, benutzen wir Jetzt mit großem Vor- 

 teil das in unserem Institut entstandene kleine Mikrotom nach Mi not 

 der Firma Zimmermann, welches unter Zuhilfenahme des von 

 Dr. Wolff konstruierten Gefriertisches sich für die Gefriermethode 

 ausgezeichnet eignet'-). Als Verdampfungsflüssigkeit verwenden wir 

 Äthylchlorid, welches wir in mit regulierbarem Ausstrahlhahn ver- 

 sehenen Fläschchen von Dr. G. H. Henning, Berlin SW. 48 beziehen. 



Wir sind an der Abteilung seit mehreren Jahren mit Unter- 

 suchungen über das Auswintern des Getreides beschäftigt. Während 

 wir die hierfür notwendigen Beobachtungen über die Einwirkung 

 niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle mit Hilfe des oben 

 beschriebenen Mikroskopiertisches ausführten, benutzten wir in der 

 ersten Zeit, um Pflanzen und Pflanzenteile zu kühlen, Kältemischungen. 

 Der dazu verwendete Apparat bestand aus einem 52 cm hohen und 

 30 cm Durchmesser haltenden Zylinder aus Zinkblech, der mit einem 

 durch Filzplatten gut gedichteten 10 cm dicken Deckel verschlossen 

 wurde. Der Deckel war durch eine ebenfalls gut gedichtete Thermo- 

 meterführung unterbrochen. Dieser eigentliche Kühlraum wurde von 

 einem zweiten, oben offenen Zylinder von 70 cm Höhe und 50 cm 

 Durchmesser aus Zinkblech umgeben, der zur Aufnahme des Kälte- 

 gemisches diente. Dieser Apparat wurde nun in eine Holzkiste von 

 113 cm Höhe, 113 cm Länge und 90 cm Breite gesetzt. Die zwischen 

 dem äußeren Zinkzylinder und der Kistenwand verbleibenden Zwischen- 



^) Vergl. Enzyklopädie der mikroskopischen Technik 1910, in der 

 S olger eine historische Entwicklung der mikroskopischen Technik und 

 weitere Literatur gibt, und Strasburger, Das botanische Praktikum. Jena 1902- 



^) Näheres siehe Wollf, M. : Über Gefriermethoden und Gefriermikro- 

 tome im allgemeinen, sowie über einen neuen Gefriertisch für die Zimmer- 

 mannschen Mikrotome und über die Behandlung freier Schnitte (Zeitschr. f. 

 wisBeqschaftl. Mikroskopie und mikroskopische Technik, Bd. XXV, S. 169-184). 



