In der That war auch auf einigen Stationen die Beobachtung durch 

 auftretendes Wasser im Beobachtungsraum erschwert und z. T. sogar 

 in Frage gestellt. 



Benutzt wurden dieselben Pendel I, II, III, IV, wie bei den 

 Beobachtungen auf dem Tübinger Meridian : überhaupt war das 

 ganze Verfahren ungefähr das gleiche wie bei den Messungen des 

 Jahres 1900; nur verblieben diesmal die Pendel III und IV auf der 

 Centralstation Stuttgart, während die Pendel I und II auf den Feld- 

 stationen verwendet wurden. 



Wie die Diskussion der Beobachtungen des Jahres 1900 (1. c. 

 I p. 390 ff.) ergab, war die Unveränderlichkeit der Pendel keine 

 vollkommene. Die Ursache konnte in gewissen mit der Temperatur 

 veränderlichen Spannungsverhältnissen im Material der Pendelstange 

 gesucht werden , durch welche Verbiegungen und damit Längen- 

 änderungen hervorgerufen sein mochten ; um diese möglichst zu be- 

 seitigen, wurden die Pendel einem gewissen Temperungsverfahren 

 unterworfen, indem dieselben mehrfach (ca. 12 — 15mal) auf 100'* 

 erwärmt und langsam wieder abgekühlt wurden. Entsprechend den 

 Erfahrungen am Glase durfte man dann die Hoffnung hegen , dass 

 hierdurch Spannungen, sofern solche vorhanden gewesen waren, 

 möglichst ausgeglichen waren; allerdings war zu vermuten, dass 

 damit auch der Temperaturkoefficient der Pendel eine Änderung er- 

 fahren haben dürfte. 



Eine neue Bestimmung desselben in dem (1. c. I p. 381 ff.) 

 beschriebenen elektrisch geheizten Thermostaten ergab eine solche 

 Änderung wenigstens für die Pendel II und III ; gefunden wurde 

 durch je 3 voneinander unabhängigen Bestimmungen : 



Die durch Beobachtungen im Jahre 1898—1899 ermittelten 

 Werte waren: 



49,30.10-^ I 49,50.10"^ 1 49.60.10-^ 1 50,00.10"'' 



Die Einheit der Zahlen ist die Sekunde. 



