Dies Ergebnis scheint mir für die Pendel II und III darauf hin- 

 zudeuten , dass derartige Spannungen aller Wahrscheinlichkeit nach 

 vorhanden gewesen sind. Zur Reduktion der Schwingungsdauern 

 auf Null Grad wurden bei den diesjährigen Beobachtungen diese 

 neuermittelten Temperaturkoefficienten benutzt. 



Im Anschlüsse hieran möge zugleich bemerkt werden, dass 

 für die Korrektion wegen der Luftdichte der bisherige Koefficient 

 575.10" beibehalten ist; der Luftdruck wurde vermittelst eines 

 mitgeführten Aneroid (Lufft. komp.) ausgeführt, dessen Stand auf 

 jeder Station durch das Hypsothermometer geprüft wurde. Bei den 

 Beobachtungen des Jahres 1900 wurde das dem physikalischen 

 Institut der Technischen Hochschule gehörige Instrument benutzt; 

 dasselbe besass die Mängel der älteren Instrumente: kleines Siede- 

 gefäss und Thermometer aus Krystallglase , dessen Nullpunkt von 

 Variationen nicht frei war. Es wurde diesmal ein Siedegefäss von 

 bedeutend grösseren Dimensionen angewandt und das Thermometer 

 durch eines aus Jenenser Normalglas (59 III) hergestelltes von der 

 Firma E. Deckert (Stuttgart) geliefertes ersetzt, durch das der 

 Luftdruck jedenfalls auf 0,25 mm genau bestimmt erscheint (vergl. 

 übrigens hierüber die im Anhang gegebene Studie über das Hypso- 

 thermometer). 



Die Methode, um den Fehler des Uhrgangs zu eliminieren, war 

 dieselbe wie bei den Beobachtungen des Jahres 1900, indem (wie 

 1. c. I p. 371 ff. auseinandergesetzt) gleichzeitige Beobachtungen auf 

 der Feld- und Centralstation ausgeführt wurden. Zunächst wurden 

 durch Beobachtungen, die sich über einen grösseren Zeitraum er- 

 streckten, auf der Centralstation die Verhältnisse der Schwingungs- 

 dauern des Pendels I gegen III und II gegen IV (ta, tb) im Pendelraum 

 des physikalischen Instituts — also auf der Centralstation — er- 

 mittelt; die Verhältnisse dieser Schwingungsdauern — — sind offen- 



tb 



bar gleich dem der Quadratwurzeln der reduzierten Pendellängen 

 la und Ib der vergKchenen Pendel, also 



ta 



V^ 



Verbleibt nun das eine Paar der Pendel (Index [a]) auf der Central- 

 station und wird die Schwingungsdauer derselben durch dieselbe 

 Uhr in angegebener Weise (1. c. I p. 372) durch synchrone Beobach- 

 tung mit der Schwingungsdauer des anderen Paares (Index [b]) auf 



1* 



