— 15 -- 



Beobachter hatte sich erst mit den ihm neuen Beobachtungen ver- 

 traut zu machen) übergeht, mehr als nach obigem zu erwarten ist, 

 voneinander ab. 



Der erstere Punkt kann, zumal spätere Messungen dieselben 

 Verhältnisse der log t^/tg und log tg/t^ wie die unmittelbar nach 

 der Reise gefundenen ergaben, wohl nur durch eine thatsächliche, 

 wenn auch geringe (noch nicht Viooo mm betragende) Verlängerung 

 beider transportierter Pendel (I und II) während der Reise erklärt 

 werden. 



Zur Erklärung der (sub 2) erwähnten Abweichungen kann wohl 

 nur abgesehen von kleineren Fehlern in der Temperaturbestimmung 

 die Erwägung dienen, dass die Achatschneide der benutzten Pendel 

 (wie 1. c. I p. 390 u. Taf. XIV nachgewiesen) keine wohl definierte 

 Gerade ist, so dass bei jedesmaligem neuem Auflegen des Pendels 

 auf das Lager die Einstellung eine etwas andere wird und damit 

 die Pendellänge sich etwas ändert. Offenbar ist hierbei Voraus- 

 setzung, dass auch das Achatlager, auf dem die Achatschneide des 

 Pendels ruht, eine horizontal orientierte Ebene ist. Da das physi- 

 kalische Institut im Besitz einer grösseren (aus dem Institut Steinheil 

 stammenden) vorzüglichen planparallelen Glasplatte ist, so konnte 

 durch Auflegen derselben auf das Achatlager vermittelst Interferenzen 

 im Na-Licht konstatiert werden, dass Unregelmässigkeiten, die 

 grösser als ^/lo der halben Wellenlänge des Natriumlichtes, also von 

 0,00003 mm, nicht vorhanden waren, wenn die Achatplatte ohne 

 Zwang lose auf einer Unterlage ruhte ; dieser Zustand verschlechterte 

 sich ein wenig, wenn die Platte auf dem Stativ wie gewöhnlich auf- 

 gepresst wurde, dadurch wurde dieselbe nach der Mitte zu etwas 

 erhaben, doch beträgt die Niveaudifferenz pro cm Länge noch nicht 

 0,0001 mm. 



Auf eine andere Fehlerquelle möchte ich jedoch bei dieser 

 Gelegenheit aufmerksam machen. Trotz aller Sorgfalt bei der An- 

 fertigung der Pendel wird es kaum gelingen, die Achatschneide 

 genau senkrecht zur geometrischen Längsachse des Pendels zu 

 richten, zumal man die wahre Lage letzterer nicht genau bestimmen 

 kann. Wenn nun aber die Schneide zu dieser Längsachse schief 

 steht, so wird das Pendel mehr oder weniger hauptsächlich von 

 einer Seite (der rechten oder linken) der Achatschneide getragen 

 werden. Wenn dies nun genau immer in der nämlichen Art und 

 Weise geschieht, so wird die Pendellänge und damit die Schwingungs- 

 dauer sich nicht ändern ; wenn jedoch die Auflagefläche (die Achat- 



