Iß 



platte) des Stativs ihre Neigung ändert, indem die Nivellierung der- 

 selben nicht ganz gelungen ist, so ist es sehr wohl denkbar, dass 

 sich der Stützpunkt an der Schneide verlegt und damit die Pendel- 

 länge variiert. Ist die Schneide eine wirkliche Gerade, so wird der 

 Einfluss bei den immerhin nur kleinen Abweichungen von der hori- 

 zontalen Richtung allerdings verschwindend klein sein ; ist jedoch 

 die Schneide, wie in Wirkhchkeit sehr wenig eine vollkommene 

 Gerade, so sind Änderungen der Schwingungsdauer zu erwarten. 

 Diese Überlegungen lassen sich durch das Experiment prüfen. Es 

 wurden demgemäss Versuche bei horizontaler und geneigter Auflage- 

 fläche angestellt. Ein solcher Versuch muss , wie aus obigen Er- 

 wägungen hervorgeht, auch ein Kriterium für die Vollkommenheit 

 der Schneide liefern ; es zeigte sich nun , dass Pendel I im Ver- 

 hältnis zu Pendel III (das auf horizontaler Auflagefläche ruhte) 

 hierbei seine Schwingungsdauer nicht änderte, wohl dagegen Pendel II 

 im Verhältnis zu Pendel IV. 



Es wurde folgendes gefunden: 



I. Pendel I. 



A. Das Achatlager, auf dem Pendel I seine Schwingungen aus- 

 führte, war um 6 ps der Libelle = 28" nach rechts geneigt; 

 das Achatlager des Pendels III war horizontal. 



losr t 



Pendel I . 

 Pendel III 

 tl/tlll . 



0,5082586 

 0.5079759 



0,7060847—1 

 0,7058431—1 

 0.0002416 



B. Beide Lager waren horizontal. 



Pendel I ... I 0,5082582 I 0,7060844-1 

 Pendel III . .1 0,5079754 0,7058425-1 



tl/tlll . . . 0.0002419 



C. Das Achatlager für Pendell war um 28'' nach links ge- 

 neigt; das Achatlager des Pendels III war horizontal. 



Pendel I . 

 Pendel III 

 tl/tlll . 



0,5082589 

 0.5079762 



0,7060850—1 

 0,7058434—1 

 0,0002416 



