— 17 



II. Pendel IL 

 A. Das Achatlager, auf dem Pendel II seine Schwingungen aus- 

 führte, war um 28" nach rechts geneigt; das Achatlager des 

 Pendels IV war horizontal. 



log t 



Pendel II 

 Pendel IV 

 tll/tlV . 



0,5081517 

 0,5082673 



0,7059934-1 

 0,7060922—1 

 0,9999012—1 



B. Beide Lager waren horizontal. 



Pendel II . . ! 0,5081539 i 0,7059952-1 

 Pendel IV . . ' 0,5082683 0,7060930—1 



tll/tIV • . ■ 1 0,9999022—1 



C. Das Achatlager für Pendel II war um 28'' nach links 

 geneigt; das Achatlager des Pendels IV war horizontal. 



Pendel II 

 Pendel IV 

 tll/tIV . 



0,5081540 

 0,5082685 



0,7059953-1 

 0,7060932-1 

 0,9999021-1 



Jede Zahl dieser Tabellen ist das Mittel aus drei unabhängigen 

 Beobachtungen, selbstverständlich geschahen die Messungen synchron. 



Während es also für das Pendel I hiernach ziemlich belang- 

 los erscheint, ob die Nivellierung der Achatplatte vollkommen ist 

 oder nicht, zeigen die Versuche, dass für Pendel II bei einer Neigung 

 der Platte nach rechts der Wert der log t sich um 10 Einh. 

 d. 7. Dez, ändert. 



Unter diesen Umständen muss der Genauigkeit der Nivellierung 

 des Pendelstativs grosse Bedeutung beigelegt werden , speciell auf 

 den Feldstationen werden Änderungen wegen zeitlichen Nachgebens 

 der Materialien zu befürchten sein, da das Pendelstativ durch Zug- 

 und Druckschrauben auf dem eisernen Träger befestigt ist. In der 

 That zeigten sich bei den Beobachtungen auf den Feldstationen 

 hier und da, trotzdem bei der Aufstellung die Horizontalstellung 

 vollkommen war , doch bei Beginn der Messungen (also nach 

 ca. 30 Stunden) kleinere Abweichungen (bis zu 2 ps der Libelle 

 = 14"), die ich aus Furcht, Temperaturänderungen hervorzurufen, 

 unbeseitigt liess. Es wird deshalb der Pendelkasten so abgeändert 



Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1903. 2 



