19 



Anhang. 



Ein Hypsometer mit elektrischer Temperaturmessung. 



Bei Gelegenheit der Verifikationen des Aneroidbarometers durch 

 das Siedethermometer bemerkte ich bei Benutzung von Hypsometern 

 gewöhnlicher Konstruktion viele Unzuträglichkeiten ; in der (mir aller- 

 dings nur im Auszug ^ zur Verfügung stehenden) Arbeit von Herrn 

 Mohn ist auf viele Fehler dieser Instrumente hingewiesen und ge- 

 zeigt, wie diese möglichst zu vermeiden sind. Durch die schönen 

 Bestimmungen der Schwerkraft auf dem Atlantischen Ocean mit 

 Hilfe von Hypsometer und Barometer durch Herrn Hecker '" ist das 

 Interesse an einer möglichst einwurfsfreien Gestaltung dieser Instru- 

 mente neuerdings wachgerufen. 



Die schon von verschiedenen Forschern gerügten Übelstände 

 betreffen die Trägheit der Thermometer, die Nachwirkungserschei- 

 nungen, die Abhängigkeit der Angaben der Thermometer von der 

 Grösse und Intensität der Heizflamme und anderes mehr. Der an 

 letzter Stelle erwähnte Fehler wird bedeutend verringert, wie ich 

 beobachtet habe, wenn man von den gewöhnlich gebräuchlichen 

 Miniaturdimensionen des Apparates abgeht. Ich verwandte einen 

 Wasserkessel von ca. 3 — 4 1 Inhalt, der beim Gebrauch im Labora- 

 torium natürlich durch Gas, auswärts auf den Feldstationen jedoch 

 durch einen Petroleumkochapparat neuerer Konstruktion (nach dem 

 Vergasungsprinzip gebaut) geheizt wurde. Der Dampfraum war selbst- 

 verständlich doppelwandig. Bei Benutzung derartiger geräumiger 

 Apparate ist es nahezu gleichgültig, wenn nicht sehr genaue Bestim- 

 mungen gewünscht werden, ob die Heizung z. B. durch einen ge- 

 wöhnlichen Bunsenbrenner (1 Rohr und 1 Gaszuführungsöffnung) 

 oder durch einen löfachen Brenner (15 Rohre und 15 Gaszuführungs- 

 öffnungen) erfolgte. Einwurfsfreier scheint mir jedoch der Apparat 

 zu sein, wenn man den Dampfkessel von dem Dampfgefäss, in dem 

 das Thermometer sich befindet, räumlich trennt; beide durch eine, 

 wenn erwünscht, mit Wärmeisoliermasse verwahrte Rohrleitung mit- 

 einander verbunden. Man hat dann nur dafür zu sorgen, dass 

 trockener Dampf im Dampfgefäss vorhanden ist, was bei energi- 

 schem Heizen entschieden der Fall sein wird. Das Dampfzuleitungs- 

 rohr war im Dampfgefäss so orientiert, dass der ausströmende Dampf 



1 Met. Zeitschrift 1899, p. 333. 



2 Helme rt: Sitzungsber. d. K. priv. Akad. d. Wiss. Berlin 1902. VIII. 



2* 



