— 21 — 



einwurfsfreiere Methode von grossem Nutzen. Mir scheint dies auf 

 elektrischem Wege ausführbar zu sein. 



In Betracht kommt natürHch in erster Linie die WHEAXSTONE'sche 

 Brückenmethode. Wählt man für den einen Zweig der Brücke (den 

 Thermometerzweig) ein Material von mögUchst grossem Temperatur- 

 koeffizienten, für die anderen Zweige und Verbindungsleitungen ein 

 solches von möglichst niedrigem, so ist durch Widerstandsmessung 

 eine Temperaturänderung von Viooo" leicht zu bestimmen. 



Als Thermometerdraht wählte ich wegen seines hohen Tem- 

 peraturkoeffizienten reinen Nickeldraht von 0,1 mm Stärke, der in 

 passender Weise in einer Spirale in einem sehr dünnwandigen, zu- 

 geschmolzenen Glasrohr sich befand, die Zuleitungen waren natürhch 

 durch eingeschmolzene Platindrähte hergestellt; die Zuleitungsdrähte 

 sowie alle übrigen Widerstände der Brücke waren aus Manganin her- 

 gestellt, dessen Temperaturkoeffizient nur (-]- 0,03 . 10~^) beträgt, 

 während der des Nickels bekanntlich bis auf 6 . 10~^ steigen kann. 

 Die sämtlichen übrigen Zweige der Brückenkombination waren in ein 

 Bad von Petroleum getaucht. Die Widerstände waren so gewählt, dass 

 alle vier ungefähr die Grösse des Nickelwiderstandes bei 100"^, näm- 

 lich ca. 53 £2, besassen. Der sonst bewegliche und behufs Null- 

 stellung des Galvanometers verschiebbare Kontakt des, wie erwähnt, 

 ebenfalls ins Petroleumbad tauchenden Messdrahtes war festgestellt 

 und die Abgleichung geschah dadurch , dass der Widerstand des 

 einen Vergleichszweiges durch parallel geschaltete Nebenschluss- 

 widerstände reguliert wurde — selbstverständlich ist hierdurch nur 

 eine Verminderung des Widerstandes zu bewirken ; geht man jedoch 

 von einem Anfangswiderstand, der der Temperatur des höchsten zu 

 erwartenden Druckes entspricht, aus, so wird es sich nur um vor- 

 zunehmende Widerstandsminderungen handeln. Das angewandte 

 Galvanometer war ein Drehspulspiegelgalvanometer SiEMEN'scher 

 Form von grosser Empfindlichkeit. Ich verfuhr nun in der Weise, dass 

 der gesuchte Widerstand und damit die Temperatur nicht dadurch be- 

 stimmt wurde, dass die Nullstellung des Galvanometers herbeizuführen 

 gesucht wurde — bei der Empfindlichkeit des Galvanometers und 

 der, wie sich zeigte, fortwährend schwankenden Temperatur ein ver- 

 gebliches Unternehmen — , sondern dadurch, dass der Skalenausschlag 

 des Galvanometers beobachtet wurde und durch Variierung von 

 Temperatur und Widerstand der Skalenwert des Ausschlags in Tem- 

 peraturmass bestimmt wurde; es konnte dann durch ein einfaches 

 Interpolationsverfahren (am besten graphisch) der Widerstand bezw. 



