- 22 — 



die Temperatur berechnet werden , die der Nullstellung der Nadel 

 entsprechen würde. Diese Methode der Messung ist hinreichend 

 empfindlich ; bei meinen Versuchen entsprach ein Ausschlag von 

 einem Skalenteil ungefähr einer Temperaturänderung von Viooo" (die 

 genauen Werte sind 0,00133° pro 1 ps Ausschlag). Da nun Zehntel 

 der Skalenteile (Doppelmillimeter) sich noch gut schätzen lassen, so 

 würde eine Temperaturbestimmung auf ca. Vioooo*' möglich sein. 

 Diese Genauigkeit erscheint aber überflüssig, da das Galvanometer 

 nie zur Euhe kommt, sondern unaufhörlich oft um mehr als 10 ps 

 schwankt. Ob nun diese Temperaturschwankungen hervorgerufen 

 werden durch zeitweilige Überhitzungen oder umgekehrt als ein 

 Zeichen dafür anzusehen sind, dass zu Zeiten der Dampf nicht mehr 

 trocken ist und durch vielleicht am elektrischen Thermometer statt- 

 findende Kondensation Temperaturänderungen auftreten, habe ich 

 bisher nicht entscheiden können ; Thatsache ist jedenfalls , dass 

 Temperaturschwankungen bis zu Yioo*^ häufig auftreten. Diese zeigte 

 das gleichzeitig beobachtete in unmittelbarer Nähe des elektrischen 

 Thermometers befindliche Hypsometer nicht an, sondern, wie schon 

 bemerkt, verhielt es sich so, dass eine einmal erreichte Angabe 

 einer höheren Temperatur, wenn nicht ein starker Rückgang der 

 Temperatur eintrat, ständig blieb. 



Abgesehen von diesen scheinbaren Schwankungen der Tem- 

 peratur ist, wie mir scheint, die elektrische Temperaturmessung der 

 mit dem Quecksilberthermometer ausgeführten bedeutend überlegen 

 und für die Zwecke der Schweremessungen brauchbarer. 



Da auch transportable Galvanometer von gleicher Empfindlich- 

 keit wie das von mir benutzte hergestellt werden können, die nötigen 

 Widerstände ferner sich ohne Schwierigkeit kompendios in einem 

 Widerstandskasten vereinigen lassen, so würde die elektrische Tem- 

 peraturmessung auch ausserhalb eines Laboratoriums leicht aus- 

 zuführen sein. Die (einmalige) Eichung des Apparates für die ver- 

 schiedenen Drucken entsprechenden Temperaturen ist allerdings etwas 

 umständlich. Ich verfuhr hierbei in der Weise, dass vermittelst der 

 durch einen Motor betriebenen Vakuumpumpe des Instituts (die 

 ca. 100 1 in der Minute schöpft) in einem grösseren Windkessel 

 (^'2 cbm Inhalt) ein hinreichendes Vakuum hergestellt und erhalten 

 wurde. Von diesem Windkessel führte eine stark gedrosselte Rohr- 

 leitung zu einem Luftpumpenteller, unter der Glocke desselben be- 

 fand sich der doppelwandige Dampfraum, der Dampf wurde von 

 einem ausserhalb befindlichen Kessel zugeführt. An der Luftpumpen- 



