— 23 - 



glocke, die den Apparat überdeckte, befand sich ein Hahn, durch 

 den der Eintritt der äusseren Luft reguHert werden konnte. Auf 

 diese Weise war es leicht, bei richtiger SteHung des soeben er- 

 wähnten Hahnes jeden beliebigen Druck im Dampfraum ständig auf 

 Bruchteile eines Millimeters Quecksilberdruck zu erhalten. Es wurde 

 auf diese Weise eine Eichung vorgenommen zwischen den Siede- 

 temperaturen 97,2 bis 99,5, also bei Drucken von 687 bis ca. 746 mm. 

 Durch Bestreichen der Wandungen der Luftpumpenglocke mit einem 

 Seifenpräparat konnte trotz der lebhaften Dampfentwickelung im 

 Innern eine vollkommene Durchsichtigkeit der Wandungen erhalten 

 und damit die Ablesungen am gleichzeitig eintauchenden Queck- 

 silberthermometer möglich gemacht werden. 



Als Barometer würde sich das von mir in Wied. Ann. 55 

 p. 391, 67 p. 485 sowie zusammenfassend in der Met. Zeitschr. 1899 

 p. 193 beschriebene gut eignen ; da ihm leicht eine solche Form 

 gegeben werden kann, dass es in seinen einzelnen Teilen gesondert 

 transportiert unter Verwendung von Schliffen leicht an jedem Ort 

 zusammengestellt werden kann und unter Verwendung einer Hand- 

 luftpumpe (zum vorläufigen Evakuieren) und der am Instrument be- 

 findlichen SpRENGELschen Pumpe (zur Herstellung des hohen Vakuums) 

 hinreichend evakuiert werden kann. Die in das Quecksilber des 

 Barometers selbst eintauchenden Thermometer geben eine hin- 

 reichende Gewähr für die möglichst genaue und sehr wichtige Tem- 

 peraturbestimmung des Quecksilbers des Barometers \ die 1. c. be- 

 schriebene vereinfachte MAREK'sche Ablesungsmethode erlaubt eine 

 schnelle und von jeglichem Kapillaritätsfehler freie Bestimmung der 

 Quecksilberhöhe, eine nach Geümmach's Vorgang durch das Vakuum 

 geschickte Entladung lässt durch das Auftreten von Kathodenstrahlen 

 auf ein hinreichendes Vakuum schliessen. 

 Stuttgart, 2. August 1902. 

 Phys. Institut d. Kgl. Techn. Hochschule. 



* Der von Herrn Wild, Met. Zeitschr. 1899 p. 462, hiergegen geltend ge- 

 machte Einwurf, dass diese Thermometer nicht kontrollierbar seien, ist nicht 

 stichhaltig, da bei Verwendung von Jenenser Normalglas, wie die Versuche in 

 der physikalisch-technischen ßeichsanstalt sowie eigene von mir während 6 Jahren 

 fortgesetzte Bestimmungen des Nullpunktes von mehreren solchen Thermometern 

 nicht '/ioo° Differenz ergeben haben (erst Vio° Temperaturdifferenz bewirkt '/loo mm 

 Druckänderung); ausserdem hindert nichts, die Thermometer in Schliffen zu be- 

 festigen und das Barometer von Zeit zu Zeit von neuem zusammenzustellen. 



