52 Mayer: Ein neues Mikrotom: das Tetrander. XXVII, 1. 



Ein neues Mikrotom : das Tetrander 



Von 

 P. Mayer. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Der Name des neuen Instrumentes , das liier beschrieben wird, 

 soll nicht etwa besagen, daß zum Betriebe vier Männer nötig wären, 

 sondern darauf hinweisen, daß sich vier an der Herstellung beteiligt 

 haben, nämlich außer einem Mitgliede der Firma Jung, Herr W. Low, 

 Dr. P. Poso, Dr. E. Schoebel und ich. Ursprünglich war nur eine 

 verbesserte Ausgabe des Mikrotoms von De Groot^ beabsichtigt, 

 allmählich nahm aber die Umgestaltung derartige Dimensionen an, 

 daß man jetzt wohl von einem neuen Typus reden darf. In der 

 Tat ist von jenem Instrumente nur die Bewegung des Objektes unter 

 dem festliegenden Messer her durch einen langen seitlichen Hebel 

 beibehalten worden. 



Unter Hinweis auf die Abbildungen kann ich mich bei der 

 Beschreibung des Mikrotoms kurz fassen , aber dafür auf die 

 Art seines Gebrauches und die Grenzen seiner Leistungen etwas 

 näher eingehen. 



Die beiden seitlichen Rahmen des neuen Instrumentes sind, wie 

 aus Figur 1 ersichtlich, nahe bei ihrer Basis vorn und hinten durch 

 je einen kräftigen runden Stab verbunden, oben hinten gleichfalls. 



^) Von seinem Verfertiger beschrieben im 4. Bande (1887, p. 145 ff.) 

 dieser Zeitschrift, aber später in Einzelheiten ziemlich stark verändert. 

 Wir lernten das Instrument hier erst 18!)9 kennen und schätzen, fanden 

 indessen bei dem Versuche, es auch für große Paraftinschnitte von 

 schwer sclineidbaren Objekten anzuwenden, bald seine Mängel heraus 

 und veranlaßten die Firma Jing zum Umbau in der erwähnten Richtung. 

 Dieser hat sicli mit einigen Unterbrechungen bis jetzt hingezogen, da all- 

 mälilich unsere Ansprüche an ein solclies Instrument immer mehr wuchsen. 

 Ursprünglich wurde das Mikrotom von De (Jroot durch ein Kurbelrad 

 angetrieben, erst später trat an des letzteren Stelle der Hebel. 



