56 Mayer: Ein neues Mikrotom: das Tetrander. XXVII, 1. 



braucht man nur den Griff in bis zu einem Anschlage von sich fort 

 zu bewegen, worauf er wieder von selbst in seine Anfangslage zurück- 

 kehrt ; in diesem Falle ist es auch nicht nötig , den Objektschlitten 

 ganz bis nach vorn zu führen. Soll sich dagegen das Objekt nach 

 jedem Schnitte automatisch heben, so muß man den Schlitten 

 ganz bis vorn bringen , auch muß dann die kleine Platte k senk- 

 recht gestellt und die Spiralfeder unten rechts durch Umlegen des 

 Spanners sp (Fig. 2) nach hinten stärker gedehnt werden. 



Das Objekt o (Fig. 1) wird auf die geeignete der vielen 

 runden oder rechteckigen Metallplatten , die zum Instrumente ge- 

 hören, aufgeschmolzen, und die Platte in das Loch im Objekthalter h 

 eingesetzt und darin durch Anziehen der Schraube 1 befestigt. Die 

 kleinsten Platten verjüngen sich unten in einen Zylinder, der in das 

 Loch paßt, für die anderen bildet dieser ein besonderes Stück, auf 

 das die Platte aufgeschraubt wird. Zur Orientierung des Prä- 

 parates dienen Schraube 2 und Trieb 5, jedoch ist vorher der 

 Griff c etwas nach links zu bewegen (später natürlich wieder in die 

 frühere Lage zurück). Die Verstellbarkeit ist in beiden Ebenen 

 recht ausgiebig. Will man das Objekt heben oder senken, so schaltet 

 man zunächst die Mikrometerschraube aus, indem man y nach links 

 bewegt; dann läßt sich der große Kopf d (in Fig. 1 unten etwa in 

 der Mitte) drehen, und die Zahnstange, in die sein Trieb eingreift, 

 verschiebt das Objekt nach oben oder unten. Ist die gewünschte 

 Höhe erreicht, so bringt man g wieder in die alte Lage^. 



Zum vollständigen Mikrotom gehört auch ein Apparat zum 

 B ände r sehn eiden , jedoch ist seine Anschaffung nicht obligato- 

 risch. Der Träger des Seidenbandes, das die Schnitte vom Messer 

 aus weiterführt , wird durch zwei Schrauben auf dem Messerträger 

 befestigt (s. Fig. 2). Je nach der Breite der Schnitte dient ein Band 

 von etwa 40 oder GO mm Breite ; seine nutzbare Länge beträgt 

 reichlich GO cm. Es ist natürlich nur mit dem quergestellten Messer 

 verwendbar. 



Es versteht sich von selbst, daß man das Mikrotom so sauber 

 wie nur möglich hält. Zwar läßt es sich zum Putzen auseinander 

 nehmen, aber besser ist es doch, wenn man dafür sorgt, daß das 

 nicht nötig wird. Besonders fatal wäre es, falls sich Paraftinstückchen 

 in das Getriebe der ]\likrometerscliraube verirrten. Dem Instrumente 



^) Figur 2 ist nach einem etwas älteren Mcidell angefertigt, das ge- 

 rade in diesem Punkte vom definitiven (Fig. 1) abweicht. 



