XXVII, 1. Funck: Méthode et appareil facilitant l'aiguisage des rasoirs. 75 



Méthode et appareil facilitant l'aiguisage des 

 rasoirs à microtome. 



Par 

 Ch. Fiiiiek, 



Préparateur d'anatomie -pathologique à la Faculté de Médecine de Nancy. 



Avec 3 figures. 



A la onzième Réunion de l'Association des Anatomistes (Nancy, 

 1909), nous avons eu l'occasion de démontrer un appareil destiné 

 à faciliter l'aiguisajj^e des rasoirs à microtome. 



Comme on l'a trouvé pratique, et répondant à un réel besoin, 

 et comme depuis on a désiré en connaître les données, nous nous 

 sommes appliqués à perfectionner la méthode décrite alors et de faire 

 une mise au point de l'appareil en question. Nous avons la satis- 

 faction de présenter aujourd'hui aux lecteurs l'état définitif de ces 

 recherches et de leur indiquer le moyeu de pouvoir remettre à neuf, 

 en un temps très court, un rasoir détérioré par l'usage. 



Mais avant, il est de toute nécessité de définir nos desiderata 

 concernant le rasoir même : 



Quel doit être l'état du biseau du rasoir ainsi que 

 de son tranchant? Nous n'aborderons pas, ni la forme à donner 

 à nos rasoirs , toutes ayant leur utilité , ni l'inclinaison spéciale à 

 donner à chaque face du biseau par rapport à l'axe de symétrie 

 du rasoir. De même l'inclinaison du rasoir même , par rapport au 

 bloc à couper, est indiquée par chaque constructeur. Elle varie 

 cependant selon les objets à couper, et il est à remarquer qu'un rasoir, 

 repassé depuis un certain temps sur le cuir, doit être incliné davan- 

 tage devant le bloc de paraffine ; cela provient de l'état du biseau, 

 qui, au lieu de présenter en coupe un angle aigu à côtés rectilignes, 

 nous montre une section ogivale. Ces considérations mises à part, 

 nous tâcherons de répondre à ces questions : Quelle que soit la 

 forme du biseau , le tranchant doit-il avoir , vu au microscope , une 

 dentelure très fine ou doit-il être parfaitement uni, et en corrélation 



