92 Georgi: Neigungsmesser z. groß. Abbeschen Zeichenapparat. XXVII, 1. 



Über einen Neigungsmesser zum großen 

 Abbeschen Zeiclienapparat. 



Von 

 Cand. med. Walther Georgi 



zur Zeit in Zürich. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Der große Abbe sehe Zeichenapparat hat den Nachteil, daß bei 

 der Normalstellung seines Spiegels von 45^ zur Vertikalen nur die 

 rechte Hälfte des im Mikroskop sichtbaren Bildes ausgezeichnet 

 werden kann. Um das ganze Gesichtsfeld auszeichnen zu können, 

 muß der Spiegel gedreht werden, womit aber eine Verzerrung des 

 Bildes verbunden ist. Diese läßt sich vermeiden , wemi man den 

 Zeichentisch auf der einen Seite hebt; und zwar muß diese Drehung 

 im entgegengesetzten Sinne mit der des Spiegels vorgenommen werden. 

 Die exakte Neigung der Zeichenfläche, um verzernmgsfreie Zeich- 

 nungen zu erhalten, kann man hierbei dadurch bestimmen, daß 

 man eine Kreis- oder Quadratzeichnung unter das Mikroskop bringt 

 und abzeichnet , wobei man so lange die Neigung des Zeichentisches 

 verändert, bis jede Verzerrung des Bildes wegfällt. Diese Arbeit 

 ist umständlich und zeitraubend, da sie bei jeder Verschiebung der 

 Spiegellage unbedingt wiederholt werden muß, wenn man einwands- 

 freie Bilder erhalten will. 



Meine Konstruktion zur raschen Bestimmung dieses Neigungs- 

 winkels beruht auf der Tatsache , daß ein bestimmtes Verhältnis 

 zwischen jeder Stellung des Spiegels und dem dazu gehörenden 

 Neigungswinkel der Zeichenebene besteht. Und zwar muß der Winkel 

 zwischen dem geneigten Zeichentisch und der llorizontalebene doppelt 

 so groß sein wie der Winkel, den der gedrehte Spiegel mit seiner 

 Normallage (45 ^^ zur Vertikalen) ausmacht. 



Zur Bestimmung der Spiegeldrehung habe ich mir folgenden 

 einfachen, leiclit herstellbaren Apparat ausgedacht: Mit dem beweg- 



