XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. 97 



die Leistung eines Mikroskops erhöht wird. Da nun bei großem Öffnungs- 

 winkel des Objektivs und auch bei schiefer Beleuchtung ein enger Strahlen- 

 kegel die ganze Öffnung des Objektivs gar nicht ausfüllt, so mußte dem 

 zwischen ihm und dem Rande der Öffnung vorhandenen dunklen Raum 

 eine bestimmte Rolle bei der Abbildung zufallen. Abbe entdeckte, daß 

 dieser dunkle Raum von Strahlen durchsetzt wird, welche beim Durchgang 

 der beleuchtenden Strahlen durch das Objekt infolge der mehr oder weniger 

 regelmäßigen Struktur desselben abgebeugt werden. Die kugelförmige 

 bzw. ebene Wellenfläche der Beleuchtungsstrahlen wird durch die Struktur 

 in bestimmter Weise deformiert, wodurch der Beugungseffekt hervor- 

 gebracht wird. Die Beugungsbüschel, welche gegenüber den direkten Be- 

 leuchtungsstrahlen, den Strahlen des sogen, absoluten Maximums, eine ge- 

 ringe Helligkeit haben, erzeugen in der zur Lichtquelle in bezug auf das 

 Objektiv zugeordneten Ebene (also bei weit entfernter Lichtquelle in der 

 Nähe der hinteren Brennebene des Objektivs) eine aus einzelnen Beugungs- 

 spektren zusammengesetzte Beugungserscheinung , die man im Mikroskop 

 bei abgenommenem Okular direkt beobachten kann. Je enger die Struktur 

 des mikroskopischen Objekts, um so weiter liegen diese Einzelspektren 

 auseinander. 



Wie Abbe theoretisch und experimentell nachweisen konnte, ist nun 

 das mikroskopische Abbild der Objektstruktur in jedem Falle durch das 

 Beugungsbild in der der Lichtquelle zugeordneten Ebene vollständig be- 

 stimmt; es ist ein Resultat der Interferenz der die Beugungsspektren 

 bildenden Strahlen. Das mikroskopische Bild ist daher eine sekundäre Er- 

 scheinung, welche die Existenz des Beugungsbildes der Lichtquelle voraus- 

 setzt. Damit das mikroskopische Bild dem Objekt in allen Teilen ähnlich 

 ist und also ein genaues vergrößertes Abbild desselben darstellt, müssen 

 infolgedessen sämtliche am Objekt abgebeugten Büschel, wenigstens soweit 

 sie noch von merkbarer Intensität sind , zu seiner Erzeugung beitragen. 

 Sobald auch nur ein Teil der Beugungsbüschel infolge zu geringer Öffnung 

 des Objektivsystems oder durch besondere Blenden gehindert wird, sich 

 an dem Interferenz Vorgang in der dem Objekt konjugierten Bildebene zu 

 beteiligen, muß das Bild dem mikroskopischen Objekt mehr oder weniger 

 unähnlich werden, und zwar um so unähnlicher, ein je größerer Teil der 

 Beugungsbüschel dem Mikroskop verloren geht. Damit überhaupt eine 

 periodische Struktur des Objekts von einer bestimmten Richtung aufgelöst 

 wird, müssen bei zentraler Beleuchtung mindestens je ein Beugungsspek- 

 trum in der dazu senkrechten Richtung auf jeder Seite des absoluten 

 Maximums in der der Lichtquelle zugeordneten Ebene in das Objektiv ein- 

 treten können; bei schiefer Beleuchtung genügt dagegen nur ein einziges 

 seitliches Beugungsspektrum. In beiden Fällen ist aber dann die Struktur 

 im Bild nur angedeutet; dieselbe tritt um so schärfer hervor, je mehr 

 Beugungsbüschel in das Mikroskop eintreten. 



Da die in das Mikroskop aufgenommenen Beugungsbüschel allein 

 maßgebend für die Struktur im mikroskopischen Bilde sind, so gehören zu 

 gleichen Beugungsbildern in der der Lichtquelle zugeordneten Ebene auch 

 immer gleiche mikroskopische Bilder. Man kann daher durch Beeinflussung 

 des Beugungsbildes die Struktur im mikroskopischen Bilde in bestimmter 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXVII, 1. 7 



