100 Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. XXVII, 1. 



der Photographie mit ultraviolettem Licht verwendet, wie in einem späteren 

 Vortrage noch ausführlicher dargelegt wurde. 



Handelt es sich nicht um die Auflösbarkeit einer Struktur, sondern nur 

 um die Sichtbarmachung kleinster Objekte, so können die letzteren noch 

 viel geringere Dimensionen (bis herunter zu etwa 4 fAfi) besitzen, wenn man 

 nur für genügende Kontrastwirkung sorgt. Dies wird erreicht bei der 

 später ebenfalls noch eingehender behandelten Dunkelfeldbeleuchtung, ins- 

 besondere der Ultramikroskopie nach Siedentopf und Zsigmondy, welche 

 neuerdings durch Verwendung des Kardioidkondensors von Siedentopf 

 noch wesentlich verbessert worden ist. — 



Im Anschluß an den Vortrag wurden nun Übungen zur Abbe sehen 

 Theorie der mikroskopischen Bilderzeugung abgehalten. Diese Übungen 

 wurden zunächst unter Verwendung der Abbe sehen Diffraktionsplatte und 

 der bereits beschriebenen Blenden in der oben angegebenen Weise an- 

 gestellt. Dann wurde als Objekt Pleurosigma angulatum verwendet. Es 

 konnte dabei jeder Teilnehmer konstatieren, daß die Struktur der Pleuro- 

 sigmaschale mit dem Zeiss sehen Objektiv D und Okular 4 bei enger 

 zentraler Beleuchtung nicht sichtbar ist, dagegen durch schiefe Be- 

 leuchtung zum Vorschein gebracht werden kann. Bei Verwendung des 

 Objektivs DD und Okulars 4 oder des Apochromaten 4 mm mit Kom- 

 pensationsokular 8 war dagegen die Auflösung schon bei zentraler Be- 

 leuchtung zu erkennen. Nach Herausnahme des Okulars konnte man sich 

 in den verschiedenen Fällen davon überzeugen , daß , wenn eine Struktur 

 zu erkennen war , und nur dann , mindestens die ersten Beugungsspektra 

 außer dem absoluten Maximum in der hinteren Brennebene des Objektivs 

 bemerkbar waren. 



Am zweiten Tage hielt abermals Herr Prof.Dr. Ambronn einen Vortrag, 

 und zwar über die Methoden zur Prüfung der b j e k t i v s y s t e m e. 

 Der Vortragende legte dar, auf welche Weise man praktisch die größte 

 Leistungsfähigkeit bei einem Mikroskop erreichen kann. Hierzu ist vor 

 allem eine ausgezeichnete Beschaffenheit des Objektivsystems erforderlich. 

 Dasselbe muß sowohl sphäriscli als auch chromatisch so gut wie möglicli 

 korrigiert sein und außerdem große numerische Apertur besitzen. Während 

 bei schwächeren Objektiven noch ein gewisser kleiner Spielraum für die 

 Lage des Objekts gegeben ist, muß für alle stärkeren Objektive der Ort 

 des Objekts und damit auch die Lage des Bildes konstant sein, wenn die 

 beste Bildscliärfe erreicht werden soll. Daher müssen solche Objektive 

 für eine bestimmte Deckglasdicke korrigiert sein; denn das Deckglas übt 

 infolge der Brechung an seiner oberen Grenzfläche einen bestimmten, mit 

 seiner Dicke wechselnden Einfluß auf die Strahlenvereinigung und auf die 

 scheinbare Lage des Objekts gegenüber dem Objektiv des Mikroskops aus. 

 Am empfindlichsten sind die stärkeren Trockensysteme für Veränderungen 

 der Deckglasdicke. Bei Wasserimmersionen ist der Einfluß infolge der 

 geringeren Ablenkung der Strahlen an der Grenze zwisclien Deckglas und 

 Wasserschicht schon etwas geringer, und bei homogenen Ölimmersionen 

 übt die Deckglasdicke so gut wie keinen Einfluß auf die Güte des Bildes 

 aus, da jetzt die Ablenkung zwischen Objekt und Frontlinse des Objektivs 

 fast völlig wegfällt. 



