XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. 101 



Eine weitere Folge der Konstanz des Objekt- und Bildortes ist die 

 Notwendigkeit der Einhaltung einer bestimmten mechanischen Tubus- 

 länge. Dieselbe beträgt in der Regel 160 mm (kontinentaler Tubus). 

 A"on der mechanischen Tubuslänge ist die optische Tubuslänge zu 

 unterscheiden, welche den Abstand des vorderen Brennpunkts des Okulars 

 vom hinteren Brennpunkt des Objektivs bedeutet; diese beträgt bei den 

 Zeiss sehen Mikroskopen, wenigstens bei den Apochromaten, in der Regel 

 180 mm. Kleine Schwankungen in der Deckglasdicke lassen sich durch 

 Veränderung der Tubuslänge bis zu einem gewissen Grade ausgleichen. 

 Im allgemeinen kann man sagen, daß der Einfluß eines zu dünnen Deck- 

 glases sich durch Verlängerung des Tubus beseitigen läßt und umgekehrt. 

 Stärkere Trockensysteme sowie die Wasserimmersionen werden aber ge- 

 wöhnlich mit Korrektionsfassung versehen , welche die Entfernung des 

 oberen Teils des Objektivs von dem unteren etwas zu verändern gestattet, 

 so daß bei diesen Systemen die Verschiedenheiten in der Deckglasdicke 

 viel wirksamer und innerhalb weiterer Grenzen durch die Korrektions- 

 schraube ausgeglichen werden können. 



Zur Prüfung der ^likroskopobjektive in bezug auf die Korrektion 

 der sphärischen und chromatischen Aberrationen und zur Bestimmung der 

 Deckglasdicke, für welche die Objektive am besten korrigiert sind, hat man 

 ein sehr wertvolles Hilfsmittel in der AßBEschen Testplatte. Dieselbe 

 besteht in der Form, wie sie neuerdings von der Zeiss sehen Werkstätte 

 geliefert wird, aus einem dünnen, an der Unterseite versilberten Glaskeil, 

 welcher mit der versilberten Seite nach unten auf einen Objektträger auf- 

 gekittet ist. Die Dicke des Keiles nimmt von 009 mm gleichmäßig bis 

 0*24 mm zu. In die Silberschicht sind Gruppen von parallelen Linien ein- 

 gerissen, die schon mit den schwächsten Vergrößerungen bequem unter- 

 schieden werden können, deren Konturen aber bei der außerordentlich 

 geringen Dicke des Silberniederschlages auch noch für die stärksten Objek- 

 tive ein sehr empfindliches Testobjekt darstellen. Mit Hilfe dieser Testplatte 

 lassen sich nun die geringsten Felder in der sphärischen und chromatischen 

 Korrektion feststellen. 



Was zunächst die sphärische Aberration anlangt, so unterscheidet 

 man zwischen sphärischer Überkorrektion und sphärischer Unterkorrektion, 

 je nachdem die Randstrahlen eine größere oder geringere Vereinigungsweite 

 haben, als die Zentralstrahlen. Durch Kombination einer überkorrigierten 

 Linsengruppe mit einer unterkorrigierten läßt sich daher die sphärische 

 Aberration verringern oder auch ganz beseitigen. 



Auch bei der chromatischen Aberration redet man von chromatischer 

 Überkorrektion und von chromatischer Unterkorrektion, je nachdem für 

 eine bestimmte Zone der einfallenden weißen Strahlen die Vereinigungs- 

 weite der blauen Strahlen größer oder kleiner ist, wie die der roten Strahlen. 

 Die chromatische Aberration läßt sich nur unter Anwendung verschiedener 

 Glassorten mit verschiedenem Brechungs- und verschiedenem Zerstreuungs- 

 verraögen beseitigen. Bis zur Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahr- 

 hunderts hatte man hierzu nur wenige Glassorten zur Verfügung, und man 

 war infolgedessen bei der Beseitigung der Aberrationen in den Mikroskop- 

 objektiven auf einen Kompromiß angewiesen. Man beseitigte für eine Farbe, 



