102 Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. XXVII, 1. 



gelbgriin, die sphärische Aberration für die ganze Öffnung des Objektivs 

 und vereinigte außerdem noch blau und rot für eine mittlere Zone; die 

 Randzone blieb dabei chromatisch überkorrigiert, die Zentralzone dagegen 

 chromatisch unterkorrigiert. Die daraus entstehenden Fehler, die mit den 

 damals zur Verfügung stehenden Glassorten nicht zu beseitigen waren, 

 nannte Abbe die sphärische Differenz der chromatischen Aberration oder 

 auch die chromatische Differenz der sphärischen Aberration. Dies ist im 

 wesentlichen der Korrektionszustand der allgemein als „Achromate" 

 bezeichneten Objektivsysteme; für dieselben sind deshalb bestimmte Farben- 

 reste charakteristisch. 



Die Abbe sehe Testplatte gestattet nun in einfachster Weise die Ver- 

 hältnisse der chromatischen Korrektion zu prüfen. Ist bei den Achromaten 

 gute Farbenkorrektion vorhanden , so dürfen bei schiefer Beleuchtung die 

 Ränder der Silberstreifen in der Mitte des Sehfeldes nur schmale Farben- 

 säume in den Farben des sogen, sekundären Spektrums zeigen , nämlich 

 auf der einen Seite gelblichgrün bis apfelgrün, auf der anderen Seite violett 

 bis rosa. Je vollkommener die Korrektion der Achromate ist, desto reiner 

 und schmaler treten diese sekundären Farbensäume hervor. Ist dagegen 

 die chromatische Aberration nicht genügend korrigiert, so treten andere 

 Farben z. B. blau und rot auf \ 



Seitdem es auf Anregung von Abbe in der Glashütte von Schott in 

 Jena gelungen ist, Glasarten herzustellen, welche hohes Zerstreuungs- 

 vermögen mit geringem Brechungsexponenten und umgekehrt vereinigen und 

 überhaupt eine große Mannigfaltigkeit in bezug auf Brechungs- und Zer- 

 streuungsvermögen aufweisen, ist man in den Stand gesetzt worden, die 

 chromatische Korrektion noch viel weiter zu treiben und auch bei den 

 schon bestehenden Achromaten noch zu verfeinern. ^lan vereinigt jetzt 

 drei verschiedene Farben des Spektrums in einem Punkte der Achse, hebt 

 also damit das sogen, sekundäre Spektrum der gewöhnlichen achromati- 

 schen Systeme auf, und korrigiert gleichzeitig die sphärische Aberration 

 für zwei verschiedene Farben des Spektrums. Diese Objektive hat Abbe 

 zum Unterschiede von den Achromaten als „ Apochromate" bezeichnet. 

 Die Prüfung mit der Abbe sehen Testplatte läßt erkennen, daß in der Tat 

 bei den Apochromaten auch die Farben des sekundären Spektrums in der 

 Mitte des Sehfeldes verschwinden. 



Die Prüfung der Korrektion der sphärischen Aberration und die Be- 

 stimmung der Deckglasdicke, für welche die sphärische Aberration eines 

 Mikroskopobjektivs am besten korrigiert ist, gestaltet sich nach der Ge- 

 brauchsanweisung für die Abbe sehe Testplatte folgendermaßen: Um ein 

 Objektiv von größerer Apertur zu untersuchen , stellt man nacheinander 

 auf verschiedene Stellen der Testplatte ein und beobachtet jedesmal zu- 

 nächst in der Mitte des Sehfeldes die Beschaffenheit der Bilder und deren 

 Veränderungen, während man abwechselnd zentrales und möglichst schiefes 

 Licht gibt. Wenn für die eingestellte Dicke des Glaskeils vollkommene 

 Korrektion besteht, so müssen bei schiefem Lichte die Konturen der Silber- 



*) Vgl. die von Carl Zeiss in Jena herausgegebene Gebrauchs- 

 anweisung für die Abbe sehe Testplatte. 



