XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliehe Mikroskopie. 105 



büschel hervorgebracht wird, da das absolute Maximum dann nicht mehr 

 in das Objektiv eintreten kann. Das Gesichtsfeld erscheint jetzt dunkel, 

 und das von den seitlichen Beugungsbüscheln herrührende Bild hell aut 

 dunklem Grunde. Man hat es dann mit einem positiven oder Dunkel- 

 feldbild zu tun; die zugehörige Beleuchtung bezeichnet man als Dunkel- 

 feldbeleuchtung. Das positive Bild zeigt viel stärkere Kontraste, wie 

 das negative Bild, und es werden besonders kleine punktförmige oder auch 

 lineare Objekte durch die Helligkeitsvermehrung erst sichtbar gemacht, 

 während sie sich im Hellfeldbild der direkten Beobachtung entziehen. Das 

 Wesen der Dunkel feldbeleuchtung ist also nicht in einer Ver- 

 besserung des Auflösungsvermögens, sondern in einer Vergrößerung 

 des Kontrastes zu suchen. 



Die erste Dunkelfeldbeleuchtung im Mikroskop erhielt Reade (1837), 

 als er sich bemühte, durch immer schiefer einfallende Beleuchtungsstrahlen 

 das Auflösungsvermögen seines Mikroskops immer mehr zu steigern. Die 

 Einrichtung von Reade reichte aber nicht mehr für große Aperturen aus, 

 da die Apertur der Dunkelfeldbeleuchtung sich nach dem zwischen Kondensor 

 und Objektiv liegenden Mittel richtet, welches den kleinsten Brechungs- 

 exponenten besitzt. Wenham, welcher die seitliche Dunkelfeldbeleuchtung, 

 ähnlich wie 1903 Cottox und Mouton i, unter Zuhilfenahme eines kleinen 

 totalreflektierenden Prismas unterhalb des Objektträgers herstellte, brachte 

 daher an Stelle der Luft Öl zwischen das Prisma und den Objektträger 

 und schuf damit den ersten Immersionskondensor (1856). Die von Wenham 

 benutzte Beleuchtungsart brachte aber den Nachteil mit sich, daß ein linien- 

 förmiges Objekt nur dann siclitbar wurde, wenn das Azimut der Beleuch- 

 tungsstrahlen ziemlich genau senkrecht zu der linearen Ausdehnung des 

 Objektes stand. Die Wenham sehen Prismen für Dunkelfeldbeleuchtung 

 machen also bei linearen Objekten , wie z. B. Planktonnadeln, jeweils nur 

 Nadeln von bestimmter Richtung der Beobachtung zugänglich. 



Der störende Einfluß des Azimuts der Beleuchtung wird vermieden 

 bei der Realisierung der Dunkelfeldbeleuchtung mittels einer Zentralblende 

 von etwa 24 mm Durchmesser im Ahue sehen Immersionskondensor. Wenham 

 hatte selbst schon 1856 eine Dunkelfeldbeleuchtung ohne Azimutfehler 

 erreicht mit Hilfe eines Paraboloidkondensors. Infolge mangelhafter tech- 

 nischer Ausführung gelangte der letztere jedoch damals nicht recht zur 

 Wirkung. Außerdem wurde die Wirkungsweise desselben falsch aufgefaßt, 

 indem man sie in einer durch die Totalreflexion am Deckglase hervor- 

 gerufenen Beleuchtung des Objekts von oben suchte. Neuerdings ist die 

 Leistungsfähigkeit des Paraboloidkondensors infolge sorgfältigerer Her- 

 stellung von Seiten der Firma Carl Zeiss außerordentlich vergrößert 

 worden. Ein katoptrischer Kondensor bietet den Vorteil dar, daß er Ver- 

 schleierungen der Bilder infolge störender Reflexionen an Linsenflächen 

 vermeidet, wie sie z. B. beim Abbe sehen Immersionskondensor auftreten. 



Im Falle von Immersionsobjektiven muß bei der Erzielung der Dunkel- 

 feldbeleuchtung durch Zentralblende im Abbe sehen Immersionskondensor 

 oder durch den Paraboloidkondensor die numerische Apertur auf einen 



^) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XXIV, 1908, p. 390. 



