XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. 107 



eignet, sondern daß man bei diesen auf die Hellfeldbeleuchtung an- 

 gewiesen ist. — 



Die an den Vortrag sich anschließenden Übungen gestatteten den 

 Teilnehmern sich zunächst von dem Unterschied in der Abbildung feiner 

 Diatomeennadeln bei Ilellfeldbeleuchtung und bei Dunkelfeldbeleuchtung mit 

 Hilfe einer zentralen Blende im Diaphragmenträger zu überzeugen. Die 

 Versuche wurden mit dem Objektiv aa und dem IJuygexs sehen Okular 4 

 angestellt. Bei der Dunkelfeldbeleuchtung traten die Nadeln, welche vor- 

 her im durchfallenden Lichte nur schwer aufzufinden waren, mit über- 

 raschender Deutlichkeit hervor. In einem weiteren Versuche konnte man 

 sich von dem Einflüsse des Azimuts der Beleuchtungsstrahlen auf die Sicht- 

 barmachung von Kanten und linearen Objekten Rechenschaft geben. Zu 

 diesem Zwecke wurde in den Diapliragmaträger eine geeignete Schlitzblende 

 eingelegt und diese dann um die Achse des Mikroskops gedreht. 



Ferner wurde zunächst ein Präparat von Zahnbakterien bei Dunkel- 

 feldbeleuchtung mit Zentralblende im Immersionskondensor und dann mit 

 Hilfe des Zeiss sehen Paraboloidkondensors beobachtet. Hierzu diente 

 Apochromat 4 mm mit Einhängeblende zur Reduzierung der numerischen 

 Apertur von 095 auf 0-8 und Kompensationsokular 8 oder 12. Man konnte 

 sich dabei davon überzeugen, daß der Paraboloidkondensor, bei welchem 

 die das Bild verschleiernden Reflexe vermieden sind, einen dunkleren Unter- 

 grund gibt wie der Linsenkondensor; auch zeigte jener bei richtiger Objekt- 

 trägerdicke eine intensivere Beleuchtung der kleinen Objekte, weil bei ihm 

 chromatische ï'ehler nicht auftreten können. 



Man konnte weiterhin durch einen einfachen Versuch mit Hilfe einer 

 vorgehaltenen Milchglasscheibe sich von der Vergrößerung der Apertur bei 

 einem Kondensor überzeugen, wenn derselbe als Immersionskondensor be- 

 nutzt wird ; da die Durchmesser der sichtbaren hellen Kreise beim Trocken- 

 kondensor und beim Immersionskondensor sich wie die wirksamen nume- 

 rischen Aperturen verhalten müssen, so war man auch imstande das Ver- 

 hältnis der beiden Aperturen direkt zu messen. 



Schließlich war Gelegenheit gegeben, mit Hilfe der Abbe sehen Test- 

 platte die sphärische Aberration bei Dunkelfeldbeleuchtung zu beobachten. 

 Gemäß der vorliegenden Gebrauchsanweisung wurde zuerst die Testplatte 

 an der Stelle des Glaskeils von 0-15 mm Dicke eingestellt und die Korrek- 

 tionsschraube ebenfalls nach der Marke 0-15 gedreht. Unter diesen Um- 

 ständen zeigten die Bilder bei etwas zu hoher oder zu tiefer Einstellung keine 

 Verschiedenheiten. Wenn nun die Korrektionsschraube auf 0-20 gestellt 

 wurde, so daß die Deckglasdicke zu gering für das Objektiv war, so 

 zeigten die Beugungsscheibchen nur bei zu tiefer Einstellung Ringe. Um- 

 gekehrt erschienen nur bei zu hoher Einstellung Ringe, wenn die Korrek- 

 tionsfassung auf 0-lU gestellt, das Deckglas für das Objektiv also zu 

 dick war. 



Am vierten Tage hielt Herr Dr. A. Köhler einen Vortrag mit 

 Demonstrationen über Mikrophotographie. Zunächst wurden 

 die Einrichtungen zur Projektion des mikroskopischen Bildes auf die photo- 

 graphische Platte ausführlich erörtert und mit Hilfe von Linsen in größerem 

 Maßstabe demonstriert. Das vom Mikroskopobjektiv entworfene reelle Bild 



