108 Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. XXVII, 1. 



läßt sicli nur bei schwachen Objektiven direkt zur Projektion verwenden. 

 Bei stärkeren Objektiven muß man dagegen das Okular mit zu Hilfe nehmen 

 und dann entweder das ganze Mikroskop, d. h. Objektiv und Okular, oder 

 das Okular allein etwas verschieben, damit das Gesamtbild reell wird. 

 Wenn dieses reelle Bild auf einem Schirm aufgefangen und dann direkt 

 beobachtet werden soll, so muß sich dabei der Beobachter annähernd in 

 gleichem Abstand vom Schirm befinden wie die Austrittspupille des Mikro- 

 skops, wenn das Bild dem Auge des Beobachters in der gleichen schein- 

 baren Größe, und damit in derselben Deutlichkeit erscheinen soll wie beim 

 subjektiven Gebrauche des Mikroskops. Bei kleinerem oder größerem Ab- 

 stand des Beobachters erscheint das projizierte Bild entsprechend größer 

 oder kleiner. Auf die Verhältnisse bei der Mikrophotographie übertragen 

 heißt das, es muß der Cameraauszug ungefähr so groß sein, daß die photo- 

 graphische Platte etwa um denselben Abstand von der Austrittspupille des 

 Mikroskops entfernt ist, aus dem das spätere Bild betrachtet werden soll, 

 d. h. also etwa um die deutliche Sehweite von 25 cm. Ist der Abstand wesent- 

 lich größer, so können unter Umständen Korrektionsmängel der Okulare, 

 die ja häufig einen ganz einfachen Bau besitzen, im Bilde störend bemerk- 

 bar werden. Von dieser Einschränkung ist man frei bei Benutzung eines 

 Projektionsokulars, das an Stelle der Augenlinse ein kleines sphärisch und 

 chromatisch gut korrigiertes Projektionssystem besitzt. Dieses System pro- 

 jiziert das am Ort der Okularblende liegende reelle Bild auf die Platte. 

 Da dasselbe nur kleine Apertur hat, so kann es, ohne daß die sphärische 

 Korrektion darunter leidet, sowohl bei großem wie bei kleinem Cameraauszug 

 benutzt werden. 



Anstelle des gewöhnlichen Okulars oder des Projektionsokulars läßt sich 

 auch eine Konkavlinse als Okular (Amplifier) verwenden. Als letzte Methode 

 ist die Verbindung einer gewöhnlichen photographischen Camera mit dem 

 ganzen Mikroskop zu nennen. Bei dieser Methode bleibt das Mikroskop 

 mit dem Okular vollständig unverändert wie bei der subjektiven Beobach- 

 tung, indem das photographische Objektiv das abbildende System des 

 Auges, die photographische Platte dessen Netzhaut vertritt. Die Ein- 

 stellung des Mikroskops muß nur ungefähr innerhalb derselben Grenzen 

 geändert werden, wie bei subjektiver Beobachtung, damit ein reelles Bild 

 auf der photographischen Platte entsteht. 



Weiter ging der Vortragende auf die verschiedenen Methoden der 

 Beleuchtung der Objekte mit durchfallendem und auffallendem Lichte ein. 

 Hierbei spielt vor allem die Ausdehnung, in der das Objektfeld beleuchtet 

 werden muß, eine lîoUe. Man darf weder zu viel noch zu wenig beleuchten. 

 Bei zu großer Ausdehnung der Beleuchtung stellen sich insbesondere störende 

 Reflexe ein und können auch leicht Präparate durch Hitze zerstört werden. 

 Daher ist es notwendig, möglichste Okononiie des Lichtes eintreten zu 

 lassen. Die Beleuchtungsapparate müssen daher so beschallen sein, daß 

 sie die Beleuchtung möglichst auf das Sehfeld zu beschränken und außer- 

 dem den Öffnungswinkel sowie das Azimut der Beleuchtung genügend zu 

 regulieren gestatten. 



Es wurde nun für tlie verschiedenen Arten der Beleuchtung der 

 Strahlengang auseinandergesetzt. Zur Ableitung desselben verfolgt man 



