XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. 109 



zweckmäßigerweise die Strahlen vom Objekt aus nach der Licht((uelle zu, 

 also in umgekehrter Richtung. Was insbesondere die Beleuchtung mittels 

 Plan- oder Hohlspiegels anlangt, so kann man zwar durch den Hohlspiegel 

 die größere Apertur erreichen, über 0-.3 bis 0*4 kommt man aber mit der 

 numerischen Apertur auch bei diesem nicht hinaus. Zur Erreichung noch 

 größerer Aperturen muß man daher zu Beleuchtungshnsen, d. h. zu Kon- 

 densoren seine Zuflucht nehmen. Die Kondensoren sind nach der Art der 

 Mikroskopobjektive gebaut, sie müssen aber mit größerer Brennweite aus- 

 geführt sein, da ja die Dicke der Objektträger die der Deckgläser wesent- 

 lich übersteigt. Auch bei diesen Beleuchtungssystemen verfolgt man, um 

 ihre Wirkungsweise zu erklären, zweckmäßigerweise die Strahlen rückwärts 

 durch den Kondensor hindurch nach der Lichtquelle. Bei einer kleinen 

 Lichtquelle muß man das Beleuchtungssystem besonders sphärisch aus- 

 reichend korrigieren, um eine gleichmäßige Beleuchtung des Objektfeldes 

 zu erreichen; bei größerer Lichtquelle, wie dem Himmel, einer Fenster- 

 öifnung, ist das nicht nötig. 



Schließlich wurden die Vertikalilluminatoren behandelt, durch welche 

 man die Objekte mit auffallendem Lichte beleuchten kann. Man hat die 

 Vertikalilluminatoren sowohl mit halbdurchsichtigem die ganze Objektiv- 

 öfFnung bedeckendem, als auch mit undurchsichtigem nur einen Teil der 

 Objektivöffnung bedeckendem Spiegel konstruiert. Die Objektive müssen 

 bei Verwendung des Vertikalilluminators anders korrigiert sein wie bei 

 durchfallendem Licht, da bei Trockensystemen das Deckglas, um Reflexe 

 zu vermeiden, fortfallen muß. Bei homogenen Immersionen darf dagegen 

 das Deckglas wieder verwendet werden. 



Von großem Vorteil ist die Verwendung einfarbigen Lichtes für die 

 Mikrophotographie; denn selbst bei den Apochromaten sind noch Reste 

 der chromatischen Aberration vorhanden, die natürlich bei Verwendung 

 monochromatischen Lichtes wegfallen. Außerdem ist es aus später zu er- 

 örternden Gründen immer zweckmäßig, von den jeweils wirksamsten Strahlen 

 nur die mit der kürzesten Wellenlänge zu benutzen, alle Strahlen von 

 größerer Wellenlänge jedoch auszuschließen. Bei gefärbten Objekten be- 

 leuchtet man außerdem, wenn man möglichst kontrastreiche Bilder zu er- 

 halten wünscht, am besten mit dem Licht, das von den Objekten am stärk- 

 sten absorbiert wird. 



Schließlich wurde noch als Vorbereitung für den Vortrag am folgen- 

 den Tag mittels eines Fluoreszenzschirmes das ultraviolette Spektrum 

 entworfen, und es wurden die wesentlichsten Eigenschaften dieses Lichtes 

 demonstriert. Glas ist für ultraviolettes Licht vollkommen undurchlässig, nur 

 Uviolglas ist in sehr dünnen Schichten durchlässig, Bergkristall und Quarz- 

 glas sind dagegen außerordentlich durchlässig. Daher kann man die Pro- 

 jektion des ultravioletten Spektrums nicht mit Glasprismen, sondern nur 

 mit Quarzprismen ausführen. 



Betreffs der Verwendung des ultravioletten Lichtes zur Mikrophoto- 

 graphie verwies der Vortragende auf seinen für den folgenden Tag in 

 Aussicht genommenen Vortrag. 



Der fünfte Tag brachte zunächst wieder einen Vortrag des Herrn 

 Dr. Siedentopf über die Prinzipien der Sichtbarmachung ultra- 



