XXVII, 1. Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. Hl 



Um bei Verwendung des Kardioidkondensors der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit die notwendige geringe Schichtdicke geben zu können, hat 

 SiEDEXTOPF noch eine besondere Kammer zur Aufnahme der Flüssigkeit 

 konstruiert, welche ebenfalls ausführlich beschrieben wurde. Da für diese 

 aus Quarz hergestellte Kammer ein verhältnism<äßig dickes Deckglas ver- 

 wendet werden muß, wenn die richtige Schichtdicke gewährleistet werden 

 soll, so müssen die Mikroskopobjektive für dieses dicke Deckglas aus 

 geschmolzenem Quarz besonders korrigiert werden. Das Deckglas der 

 Quarzkammer muß genau senkrecht gegen die Achse des Mikroskops ge- 

 stellt sein, wenn die Beugungsscheibchen kreisrund erscheinen sollen. Bei 

 der geringsten Abweichung von dieser Stellung erscheint das Beugungs- 

 scheibchen seitlich verlängert und nimmt unter Umständen sehr kompli- 

 zierte Form an. Diese Verlängerung breitet sich stets nach der Seite aus, 

 auf welcher das Deckglas zu hoch liegt; man kann daher leicht erkennen, 

 wie die Lage des Deckglases zu verbessern ist. Die richtige Lage des 

 Deckglases ist aber wesentlich, wenn man möglichst lichtstarke Beugungs- 

 scheibchen erhalten will. 



Die mit dem Kardioidkondensor erreichbare Helligkeit übertriflft die 

 beim Spaltultramikroskop um mehr als das Zwanzigfache. Trotzdem ist 

 man für die Untersuchung fester Kolloide (z. B. gefärbter Gläser und Kri- 

 stalle, sowie mancher Gele) allein auf das Spaltultramikroskop von Sieden- 

 topf und ZsiGMONDY angewiesen, da sich von festen Körpern nicht so 

 dünne fehlerfreie Dünnschliffe mechanisch herstellen lassen , wie sie zur 

 ultramikroskopischen Untersuchung erforderlich sind , wenn das Bild nicht 

 verschleiert sein soll. Beim Spaltultramikroskop wird aber durch einen 

 orthogonal zur Mikroskopachse stehenden Beleuchtungskegel ein sehr 

 dünner Schnitt auf optischem Wege hergestellt, indem ein horizontal liegen- 

 der Präzisionsspalt auf etwa 2 bis 4 ix Breite verkleinert im festen oder 

 auch flüssigen Präparat abgebildet wird. 



Das neue Ultramikroskop hat schon die vielseitigste Verwendung ge- 

 funden. Zunächst eignet es sich besonders gut zur Beobachtung der 

 Brown sehen Molekularbewegung. Es ist Siedentopf sogar möglich ge- 

 worden, nicht nur eine, sondern eine ganze Serie von Momentaufnahmen 

 derselben herzustellen, so daß man sich hinterher auf kinematographischem 

 Wege die Bewegung reproduzieren kann. Eine derartige kinematogra- 

 phische Projektion wurde u.a. am Schlüsse des Vortrags vorgeführt. 



Da man beim Kardioidultramikroskop im Gegensatz zum Spaltultra- 

 mikroskop das Präparat durch mikrometrische Verstellung des Objekttisches 

 innerhalb gewisser Grenzen verschieben kann, so lassen sich die einzelnen 

 in Brown scher Molekularbewegung befindlichen Teilchen unter Umständen 

 eine Zeitlang in dem verhältnismäßig großen Sehfeld verfolgen und dadurch 

 auf ihre Farbe genauer untersuchen. Auf diese Weise hat sich die Theorie 

 von Mie im großen und ganzen bestätigen lassen, nach welcher die klei- 

 neren Goldteilchen wesentlich gelbgrünes, die größeren von 100 uu Durch- 

 messer und darüber dagegen gelbes bis orangefarbiges Licht abbeugen 

 sollen. Es haben sich aber auch deutliche Ausnahmen von dieser Regel 

 konstatieren lassen, so daß also die Mie sehe Theorie einer Modifikation 

 bedarf, welche auch diesen Befunden gerecht wird. 



