114 Fischer: Ferienkurse für wissenschaftliche Mikroskopie. XXVII, 1. 



absolute "Wellenlänge , d. h. die Wellenlänge im leeren Raum , verstanden. 

 So ist im Wasser die Wellenlänge auf ^/4, in Öl auf -/g ihres absoluten 

 Betrags herabgesetzt. 



Es gibt daher zwei Wege, die Beugungsbüschel, welche vom Mikro- 

 skop aufgenommen werden, vollständiger zu machen und eventuell zu 

 vermehren : erstens die Anwendung kleiner absoluter Wellenlängen, zweitens 

 das Eintretenlassen der Strahlen in ein Medium von höherem Brechungs- 

 exponenten. Die zweite Methode erfordert Immersion und Brechungs- 

 exponenten für Deckglas, Frontlinse und Immersionsflüssigkeit, welche 

 mindestens dem Brechungsexponenten des Einschlußmittels gleich sind, wenn 

 der optische Vorteil der Einbettung des Präparats nicht zum Teil wieder 

 aufgehoben werden soll. Das gleiche gilt für den Objektträger und den 

 Kondensor. Die Anwendung von Strahlen kleiner Wellenlänge erfordert 

 dagegen Ausschluß des Lichtes von größerer Wellenlänge, damit diese die 

 feine Struktur nicht auflösenden Strahlen das Bild nicht beeinträchtigen. 

 Für die subjektive Beobachtung ist kurzwelliges Licht nur bis zu einer 

 bestimmten Carenze anwendbar, da das Auge von einer bestimmten Wellen- 

 länge an um so unempfindlicher wird, je kleiner die Wellenlänge wird; am 

 empfindlichsten ist dasselbe etwa für grün von der Wellenlänge 550 ^u. 

 Bei der photographischen Platte liegen dagegen die Verhältnisse nahezu um- 

 gekehrt, so daß man zur Photographie Strahlen heranziehen kann, welche 

 weit im ultravioletten Gebiet des Spektrums liegen und für das Auge ganz 

 unsichtbar sind. 



Verwendet man nun für die Mikrophotographie zur Erzielung eines 

 möglichst großen Auflösungsvermögens ultraviolettes Licht, so dürfen die 

 Linsen des Kondensors und des Mikroskops nicht mehr aus Glas sein, weil 

 dieses die ultravioletten Strahlen absorbiert. Aus dem gleichen Grunde 

 darf man zur Einbettung des Objekts und als Immersionsflüssigkeit nicht 

 Medien nehmen, die ebenfalls das ultraviolette Licht absorbieren, z. B. nicht 

 Kanadabalsam oder Zedernöl. Wasser läßt zwar die ultravioletten Strahlen 

 durch, doch nimmt man als Immersionsflüssigkeit am besten verdünntes 

 Glyzerin , hauptsächlich deshalb , um bei der Korrektion der Systeme die 

 Vorteile zu haben, die die Anwendung einer streng homogenen 

 Immersion bietet. Als Linsenmaterial kommt nur Bergkristall in Frage, 

 dem man durch Schmelzen seine kristallinische Struktur genommen hat, 

 da diese sonst Doppelbrechung verursachen würde. Nur für das Okular 

 kann man ungeschmolzenen Bergkristall nehmen , weil hier die Doppel- 

 brechung nicht stört. Da man monochromatisches Licht zu den photo- 

 graphischen Aufnahmen mit ultraviolettem Licht verwendet , so brauchen 

 die Mikroskopobjektive nicht chromatisch korrigiert zu sein. Die ultra- 

 violetten Strahlen stellt man am besten durcli Funkenentladungen zwischen 

 Kadmium- oder Magnesiumelektroden her. Verwendet man dann eine Linie 

 von A =275^^, so läßt sich bei einer numerischen Apertur von 1'30 noch 

 ein Streifena])stand von lÜG ^ix mikrophotographisch auflösen. 



Die Anwendung des ultravioletten Lichtes ersetzt auch bis zu einem 

 gewissen Grade die Färbung, da bestimmte Teile organischer Gebilde das 

 ultraviolette Licht stark absorbieren, während andere Teile es durchlassen. 

 Die Photogramme frischer ungefärbter Präparate machen daher meist den 



