180 Referate. XXVII, 1. 



(z. B. Pleocbroismus) sind. Ähnlich wie Papier und Mattglas müssen 

 sich auch die kristallinen (außer regulären) und kolloidalen Nieder- 

 schläge unterscheiden. Dieses Verhalten dürfte (was der Verf. nicht 

 besonders erwähnt) für die Mikrophotographie petrographischer Dünn- 

 schliffe von Bedeutung sein. E. Sommerfeldt (Tübingen). 



Doelter, C. , Heizmikroskop mit elektrischer Heizung 

 (Zentralbl. f. Miner., Geol. u. Paläont. 1909, p. 567—571 

 m. 1 Fig.). 



Der Verf. benutzt ein elektrisches Heizöfchen von 80 mm Höhe 

 und 12 mm Weite zum Erhitzen mikroskopischer Präparate. Für 

 sehr hohe Temperaturen (bis gegen 1600^) wird ein größerer, etwa 

 12 cm hoher Ofen benutzt. Die Linsen werden durch ringförmige 

 Reservoire, in welchen Wasser zirkuliert, gekühlt. 



Für viele Zwecke ist die elektrische Heizung der Gasheizung 

 vorzuziehen, jedoch wird für Beobachtungen nahezu aller Kristallisatious- 

 erscheinuugen, nicht nur (wie der Verf. schreibt) für Beobachtungen 

 an flüssigen Kristallen die Möglichkeit das Präparat rasch abzukühlen, 

 gefordert. Dieses ist am Mikroskop des Verf. nicht vorgesehen und 

 ist auch mit elektrischer Heizung weniger leicht als mit Gasheizung- 

 vereinbar, so daß Lehmanns Kristallisationsmikroskop durch das 

 neue Modell nicht ersetzt wird. E. Sommerfeldt {Tühingen). 



Wriglit, F. E., Artificial daylight for use with the micro- 

 scope (American Journ, of Science [4] vol. XXVII, 1909, p. 1). 

 Die natürlichen Farben der Mineralien und besonders die Inter- 

 ferenzfarben erscheinen bei den meisten künstlichen Lichtarten abnorm; 

 der Verf. erlangte jedoch eine die richtigen Farben zeigende Licht- 

 quelle dadurch, daß eine Acetylenflamme mit einem schwachen blauen 

 Strahlentilter (um das überschüssige Gelb des Acetyleulichts zu kom- 

 pensieren) kombiniert und zweckmäßigerweise noch ein Kondensor 

 zugefügt wird. Diese leicht erhältliche Lichtquelle besitzt optische 

 Eigenschaften, die denen des Tageslichtes genügend gleichen. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



Miculescu, C, Messung des Brechungsquotienten eines 

 Prismas unter dem Mikroskop und Verallge- 

 meinerung der Methode der Messung des Brech- 

 u n g 8 q u 1 i e n t e n durch das Mikroskop (Zeitschr. f. 

 Kristallogr. Bd. XLVI, 1909, p. :505— 310). 



