260 Jentzsch: Elektr. Heizapparat f. luikrosk. Beobachtungen. XXVII, 2. 



festigen zu können. Dazu kommt, daß wegen der großen Dimensionen 

 und wegen der vielen Schlauchleitungen eine Drehung des Objekt- 

 tisches meist nur in sehr beschränktem Maße und unter erschweren- 

 den Umständen möglich ist. Endlich ist der Flammengase wegen 

 für stärkere Systeme eine Wasserkühlung des Objektivs notwendig, 

 die wieder neue, sehr große Unbequemlichkeiten mit sich bringt. 

 Die Unannehmlichkeiten für den Beobachter, wenn dicht vor seinem 

 Gesicht eine Gasflamme brennt, seien nur nebenher erwähnt. 



Bei dieser Sachlage ist der Gedanke außerordentlich naheliegend, 

 die ganze komplizierte Einrichtung durch eine elektrische zu ersetzen, 

 bei der ohne weiteres die eben aufgeführten Mängel fortfallen. Verf. 

 stellte daher Versuche in dieser Richtung an — nachdem ihn Herr 



1. 



Prof. Kaiser in Gießen darauf hingewiesen hatte, wie erwünscht für 

 mineralogische Zwecke eine Heizeinrichtung sei — und gelangte bald 

 zu den nachstehend beschriebenen Konstruktionen. 



Zu den stets vorhandenen Vorteilen des elektrischen Stromes, 

 nämlich seiner Reinlichkeit, Bequemlichkeit, leichten Regidierbar- 

 keit usw., die vor allem erlauben, daß die Wärme nur dort erzeugt 

 wird , wo man sie braucht , kommt hier noch ein weiterer Umstand 

 liinzu. Die ganze Einrichtung ließ sich nämlich leicht zu einem 

 kleinen Zusatzapparat zusammenfassen, der ohne weiteres bei jedem 

 Mikroskop gebraucht werden kann, so daß an den gewöhnlichen 

 Beobachtungsweisen nicht das mindeste geändert werden müßte. 



Man hat vielmehr nur nötig, den kleinen Ofen auf den Objekt- 

 tisch mittels einer Objektklammer zu befestigen, ein beliebiges Prä- 

 parat vom üblichen Querschnitt in den seitlichen Schlitz einzuschieben 

 und den Strom zu schließen. 



Es wurden verschiedene Konstruktionen ausgeführt. 



Wie die Figuren zeigen, bestehen sie alle in der Hauptsache 



