XXVII, 2. Jentzsch: Elektr. Heizapparat f. mikrosk. Beobachtungen. 261 



aus einer viereckigen oder runden Messingscliachtel, die den durch 

 Asbest nach außen hin gut isolierten Heizkörper enthält. Durch 

 zwei Schrauben ist beides auf einer 6 bis 7 mm dicken Schieferplatte 

 befestigt , die direkt auf den Objekttisch gesetzt wird. Man muß 

 natürlich gerade zwei Schrauben nehmen und diese auch passend 

 anordnen , damit nicht bei der Wärmeausdehnuug des Metalls die 

 Grundplatte zersprengt wird. 



Der Heizkörper ist bei No. I und II eine kleine hohle Metall- 

 schachtel von gutem Wärmeleitvermögen, um das Präparat möglichst 

 gleichmäßig zu erwärmen und insbesondere der Abkühlung durch 

 das Sehloch entgegenzuwirken. Besonders Ofen Xo. I besitzt eine 

 gewisse Trägheit, so daß Erwärmung wie Abkühlung einige Minuten 

 dauern (bis 250^ C etwa eine Minute). Die beabsichtigte günstige 



2. 



Seite dieser Eigenschaft ist, daß zeitliche Schwankungen der Tem- 

 peratur durchaus nicht bemerkt w^erden konnten. Wenn man noch 

 die Sehlöcher durch Deckgläschen verdeckt, kann man ein Präparat 

 tagelang auf konstanter Temperatur halten. Wesentlich befördert 

 wird dies durch eine besondere spiralförmige Wickelung der heizenden 

 Widerstaudsdrähte. 



Diese räumlich und zeitlich gleichmäßige Temperaturverteilung 

 ist natürlich das Wesentliche der ganzen Konstruktion. Denn die 

 Höhe der erreichbaren Temperatur hängt nur vom Schmelzpunkt 

 der verwandten Materialien ab. Mit den bisher ausgeführten Öfen 

 können Temperaturen bis zu 900° C erreicht werden. Bei Ver- 

 wendung des allerdings wesentlich teureren Platin käme man bis 

 etwa 1500*^ C. 



Bei dem Ofen No. I (Fig. 1) kann man einen freien Objekt- 

 abstand des Objektivs bis zu 5 mm herab verwenden, also bei Be- 

 nutzung der mikroskopischen Optik der Firma E. Leitz in Wetzlar 

 noch 258fache Vergrößerungen erreichen. Um das Sehloch möglichst 

 klein zu halten, ist der Deckel nach innen konisch abgeschrägt. 



