262 Jentzsch: Elektr. Heizapparat f. luikrosk. Beobachtungen. XXVII, 2. 



Um stärkere Yergrößeriingen zu erreichen, wurde der Ofen Ko. II 

 ausgeführt , dessen Deckel so flach gehalten ist (Fig. 2) , daß das 

 Objekt nach der Objektivseite nahezu frei liegt. Hierbei kann man 

 sämtliche Trockeusysteme verwenden, also über 2000fache Vergröße- 

 rung zu erzielen. Auch hier erwiesen sich die oben erwähnten 

 Grundsätze der gutleitenden Heizschachtel und der spiralförmigen 

 Wickelung als ausreichend , eine völlig gleichmäßige Erwärmung 

 zu sichern. 



Damit endlich auch die Verwendung von Beleuchtungsapparaten 

 ermöglicht wurde, ist noch im Gegensatz zu den oben besprochenen 

 Arten Ofen No. Ill so konstruiert worden (Fig. 3), daß das Präparat 

 auf einen seitlich herausragenden Tisch gelegt wird. Durch ein- 

 faches Hochsetzen des au mineralogischen Stativen üblichen Kondensors 



kann man so z. B. Achsenbilder bei Temperaturerhöhung beobachten 

 und überhaupt alle üblichen Untersuchuugsmethodeu anwenden. Aller- 

 dings muß man für diese Vorteile in Kauf nehmen , daß hier die 

 Temperatur nicht mehr vollständig konstant gehalten werden kann, 

 sondern Schwankungen durch Luftströme usw. erfährt. Der ab- 

 kühlende Einfluß von Kondensor und Objektiv macht sich hier so- 

 weit bemerkbar, daß bei starken Objektiven die Temperatur des 

 Präparats erheblich hinter der des Heizkastens zurückbleibt. — Ein 

 anderer Vorteil dieser Ausführung ist dagegen, daß man bequem 

 Veränderungen am Objekt während des Erhitzens vornehmen kann, 

 auch z. B. das Präparat in einem Uhrgläschen frei hin- und her- 

 bewegen kann. 



Dasselbe gilt von Ofen No. IV (Fig. 4), wo der herausragende 

 Tisch zweimal so geknickt ist, daß er fast auf dem großen Objekt- 

 tisch aufliegt. Hierbei kann man sämtliche Beleuchtungsapparate 

 ohne weiteres verwenden, d. h. ohne sie etwa noch heraufzusetzen. 



