274 Herzog: Zur Aufbewahrung v. Kupferoxydammoniaklösung. XXVII, 2. 



Druck auf die Gummikappe auslaufende Flüssigkeitsmenge kann durch 

 entsprechende Einstellung der Kappe auf dem Rohr geregelt werden. 

 Nachfüllen frischer Lösung ohne Erneuerung der Ölschicht (was ge- 

 schehen kann, solange diese in der Durchsicht nocli klar erscheint) 

 kann bequem auf dem Wege des Überheberns durch das Steigrohr 

 hindurch bewirkt werden. 



Die geschilderte, überaus einfache Vorrichtung, die dem Verf. 

 seit einiger Zeit gute Dienste leistet, kann man sich leicht selbst an- 

 fertigen. In diesem Falle hat sie noch den weiteren Vorzug, fast 

 gar keine Kosten zu verursachen. Wer die Selbstaufertigung scheut, 

 kann das Gläschen von Dr. Ron. Muencke, Berlin, Luisenstr., zum 

 Preise von 1'60 M. beziehen, es ist dann an Stelle des Gummistopfens 

 mit einem eingeschliffenen Glasstopfen, der die erforderlichen Rohr- 

 ansätze trägt, ausgerüstet. 



Zwecks Vergleichung der Haltbarkeit von auf verschiedene Weise 

 aufbewahrter Kiipferoxydammoniaklüsung wurde eine Lösung in drei 

 Teile geteilt und diese wie folgt aufbewahrt: 



1) In Tropfllasche der beschriebenen Art mit Paratfinöl-Über- 

 schiclitung, 



2) ebenso, jedoch ohne Überschichtung, 



3) in brauner Flasche, verschlossen durch Gummistopfen, durch 

 den eine der für mikrochemische Arbeiten üblichen Tropf- 

 pipetten hindurchgesteckt war. 



Mehrmals in jeder Woche wurden mit den drei Lösungen 

 Präparate hergestellt und die auftretenden Quellungserschei- 

 nungen beobachtet. 



Die Lösungen zu 2) und 3) verloren ihre Wirksamkeit nach 

 8 bis 9 Wochen, bei der nach 1) aufbewahrten Lösung konnte Nach- 

 lassen der Wirksamkeit erst nach etwa 18 Wochen beobachtet werden. 

 Verf. glaubt dalier, die beschriebene Aufbewahrungsweise als zweck- 

 mäßig und bequem empfehlen zu können. 



[Eingegangen am 17. Juni ItHO.] 



