3H2 Köhler: Verwendung d. Quecksilberlichts f. mikr. Arbeiten. XXVII, 3. 



weißem Licht möglichst groß wird : bei dem rein grünen Licht Avird 

 der Helligkeitsiinterschied dann, wie eine einfache Überlegung zeigt, 

 am größten. 



Die Helligkeit ist so groß, daß sie auch für die stärksten Ver- 

 größerungen ausreicht ; dabei ist zu beachten, daß alle Objektive — 

 auch die Achromate — bei dieser Beleuchtung noch sehr starke 

 Okulare vertragen, weil die chromatischen Bildfehler: die chroma- 

 tische Aberration in engerem Sinne , die chromatische Differenz der 

 sphärischen Aberration , sowie die chromatische Differenz der Ver- 

 größerung, bei der Beleuchtung mit dem streng monochromatischen 

 Licht vollkommen wegfallen. 



Das gelbe und das blaue Lichtfilter Avird man mehr zu Studien 

 über die Änderung des Auflösungsvermögens mit der Wellenlänge 

 verwenden , und weniger zur eigentlichen Beobachtung. Denn das 

 gelbe Licht gewährt ja ein kleineres Auflösungsvermögen als das 

 grüne, und ist auch weniger intensiv. Das blaue Licht aber, das 

 der Erhöhung des Auflösungsvermögens wegen eigentlich den Vorzug 

 vor dem grünen verdienen sollte, ist für die eigentliche Untersuchung 

 in der Regel darum weniger zu empfehlen, weil das Auge für dieses 

 dunkle Blau schon wesentlicli geringere Empfindlichkeit besitzt als 

 für das helle Grün der Linie / = 546 ^ifx. 



Die Benutzung der beschriebenen Lampe ist außerordentlich 

 einfach. Ist der Anschluß an die Leitung unter Einschaltung des 

 Widerstandes nach der jeder Lampe beigegebenen Erläuterung richtig 

 erfolgt, so genügt es, den Strom zu schließen, die Lampe an dem 

 Handgriff zu fassen, das ganze Gestell zu neigen, bis das Queck- 

 silber nach dem positiven Pol hinübertließt und es dann langsam 

 wieder aufzurichten , so daß das Quecksilber nach dem negativen 

 Pol zurückfließt: die Lampe wird dann anfangen zu brennen. 



Wenn die Lampe einmal richtig geschaltet ist — was mit Hilfe 

 des beigegebenen Polreagenzpapiers leicht geschehen kann — so 

 brennt sie überhaupt nur in der richtigen Lage ; eine Beschädigung 

 des Leuchtrohres infolge verkehrten Brennens ist ausgeschlossen. 



Auch für mikrophotographische Arbeiten kann die Lampe ge- 

 braucht werden. Sie steht dabei hinsichtlich der Helligkeit durch- 

 schnittlich etwa auf derselben Stufe wie das Gasglühlicht. Verwendet 

 man — mittels eines Pikrinsäurefilters — nur die grünen und gelben 

 Strahlen, so steht die HA(iKii-Lampe dem Gasglühlicht allerdings in 

 bezug auf die Helligkeit nach, in demselben Maße aber übertrifft 

 sie diese Lichtquelle, wenn man — z. B. mittels des Kupferoxyd- 



