444 Referate. XXYII, 3. 



Wedel — erkennen ließ , bei Einschaltung des Illuminators nur 

 noch bis No. 12 der Probenreihe (Grammatophora oceanica) die 

 Details erkennen ließ, für No. 13 (Surirella Gemma) aber bereits 

 unbrauchbar war. 



Benutzt man jedoch ein unter 45° zur Tubusachse stehendes, 

 dünnes planes Deckglas, wie es den Mikroskopen von R. & .J. Beck, 

 London, an Stelle des Prismen-Illuminators beigegeben wird, zur Be- 

 leuchtung, so kann man die starken Aperturen voll ausnutzen. 



Als Nachteile des Platten -Illuminators kämen in Betracht: 



1) Glasplatten (Deckgläser) von der erforderlichen Dünne (um 

 Astigmatismus zu vermeiden) sind oft von vornherein uneben und 

 krümmen sich auch leicht nachträglich in ihrer Fassung bei nicht 

 sehr richtiger Behandlung. 



2) Es werden nicht die Reflexe verhindert, die durch das ein- 

 fallende Licht an den Flächen der Objektivlinsen Zustandekommen 

 und zur Verschleierung der Platte führen. 



3) Es ist eine längere Expositionszeit erforderlich , da die von 

 der Deckglasplatte reflektierte nützliche Lichtmenge nur ein Bruch- 

 teil von der durchgehenden ist. Hiergegen empfiehlt der Verf. eine 

 schwache, durchsichtige Platinierung oder Versilberung der Deck- 

 glasplatte. 



Für schwache Vergrößerungen empfiehlt der Verf. den Vertikal- 

 illuminator beizubehalten, bevorzugt aber die BECK-Platte für sehr 

 starke Vergrößerungen. ^ Sommerfeldt {Tübingen). 



Decombe , L. , Sur la mesure de l'indice de réfraction 

 des liquides au moyen du microscope (Compt. 

 Rend. Acad. Sc. Paris t. CL, 1910, p. 389). 

 Der Verf. legt eine plankonvexe Linse auf einen Objektträger 

 und füllt den Zwischenraum zwischen diesem und der konvexen Seite 

 der Linse mit der zu untersuchenden Flüssigkeit aus. Das Mikro- 

 skop wird erstens auf den Berührungspunkt der planen und konvexen 

 Glasflächen eingestellt und zweitens auf den konjugierten Bildpunkt 

 eines punktförmigen Signals. Dieser wird unterhalb des Objektträgers 

 angebracht und gelangt durch das System Versuchsflüssigkeit plus 

 Plankonvexlinse oberhalb des Objekttisches zur Abbildung in einem 

 Abstand , der von dem Brechungsexponenten der \^ersuclisflüssigkeit 

 abhängt und durch die Verschiebung des Mikroskoptubus bestimmt 



^'''^^' E. SommcrfeUU {Tübingen). 



