XXVII, 3. 



Referate. 



445 



Königsberger , J. , Eine neue Methode für die m i k r o - 

 skopisclie Metallographie (Metallurgie Bd. VI, 1909, 

 p. 605—607 m. 1 Figg. u. 1 Tfl. ; vgl. auch Zentralbl. f. 

 Miner., Geol. u. Paläont. 1908, p. 565, 1909, p. 245). 



Liißt man mittels eines Vertikalilluminators auf eine isotrope 

 Fläche natürliches Licht senkrecht auffallen, so zeigt auch das reflek- 

 tierte Licht keinerlei Polarisation; wenn aber die Reflexion an einer 

 anisotropen Fläche stattfindet, so findet eine Zerlegung des Lichts 

 in zwei senkrecht zueinander schwingende Kom- 

 ponenten statt, die hinsichtlich ihrer Intensität ein- 

 ander ungleich sind , so daß eine teilweise Polari- 

 sation erfolgt. 



Zur Erkennung dieser Polarisationszustände an 

 gut glänzenden Flächen dienen zwei Anordnungen : 

 die einfacliere aber für quantitative Messungen nicht 

 brauchbare besteht aus einer Klein sehen Quarz- 

 platte, zu deren Anwendung ein Nicol sches Prisma 

 (Polarisator) vor den Vertikalilluminator gesetzt 

 wird , während der Analysator (Innennikol) an der 

 gewöhnlichen Stelle bleibt. Die bei isotropen Sub- 

 stanzen alsdann Violett zeigende KLEixsche Platte 

 weist bei anisotropen Substanzen einen Farben- 

 umschlag auf, der beim Drehen wechselt (rot und 

 blau, bei starker Anisotropie hellgelb oder grün). 



Die zweite Methode benutzt eine SAVAUTSche 

 Doppelplatte, die mit einem auf unendlich ein- 

 gestellten Fernrohr betrachtet zwei tiefschwarze , ganz scharfe 

 Streifen, umgeben von farbigen Streifen, zwischen gekreuzten Nikols 

 zeigen muß. 



Wird unpolarisiertes Licht reflektiert — d. h. ist das Präparat 

 isotrop — so sieht man keinerlei Streifen im Apparat ; je vollkom- 

 mener die Polarisation des reflektierten Lichts — und mithin auch 

 die Anisotropie des Präparats — um so deutlicher erscheinen die 

 Streifen. Mittels einer Kontrastplatte , die aus zwei zueinander 

 senkrechten Rauchquarzplatten der Achse geschnitten, verfertigt ist, 

 lassen sich die Streifen noch verstärken. Das Präparat muß sehr 

 genau senkrecht auf den einfallenden Lichtstrahlen stehen, dieses 

 wird durch einen auf den Objekttisch aufgesetzten Justierapparat 

 (vgl. Fig.) bewirkt (vgl. hierüber auch die drei folgenden Ref.). 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



