XXVII, 3. Referate. 447 



Baumann, R. , Verfahren zum Ausrichten der Schliff- 

 flächen zum Zwecke der Abbildung durch das 

 Mikroskop (Metallurgie Bd. VI, 1909, p. 407— 409 m. 

 1 Tfl.). 

 Für kleine Stücke schlägt der Verf. das Aufkleben der Proben 

 auf Spiegelglasplatten unter Benutzung von Ausrichtungen vor; für 

 mittelschwere Stücke wird die Befestigung auf einem Winkelstück 

 empfohlen; zur Untersuchung sehr schwerer Stücke schraubt der 

 Verf. den Tubus nebst Objekttisch vom unteren Teil des Mikroskops 

 (Fuß, Spiegel und Spiegelhalter) ab und setzt unter Anwendung des 

 Vertikalilluminators den abgeschraubten Teil auf das zu untersuchende 

 Metallstück auf. Dieses Abschrauben ist bei dem vom Verf. be- 

 nutzten Zeiss sehen Instrument ziemlich umständlich; Ref. möchte hin- 

 zufügen , daß FuESS (zunächst allerdings nur für nicht sehr starke 

 Vergrößerungen) ein Stativ baut, bei welchem eine solche Zerlegung 

 schon vorgesehen und daher leicht ausführbar ist. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



'o^ 



Heiinstädt, 0., Neues Metallmikroskop der Firma 

 C. Reichert in Wien (Metallurgie Bd. VI, 1909, p. 58 

 —61 m. 3 Figg.). 

 Will man metallographische Präparate (z. B. Bruchstücke von 

 Legierungen) nicht an zwei parallelen , gegenüberliegenden Seiten, 

 sondern nur einseitig anschleifen, so ist es schwierig die angeschlitfene 

 Fläche senkrecht zur Instrumentachse zu bringen ; oft wurde hierfür 

 ein komplizierter Objekttisch mit Justiervorrichtung benutzt. Verf. 

 hat nun einer Idee von Le Chatelier folgend ein Mikroskop kon- 

 struiert, bei welchem die Schnittfläche direkt auf den Objekttisch 

 gelegt wird und von unten her beobachtet wird. Das Objektiv 

 (gleichzeitig als Kondensor dienend) befindet sich also unter dem 

 Präparat: Zwischen Beleuchtungsspiegel und Objektiv befindet sich 

 ein totalreflektierendes Prisma, welches die vom Präparat zum Auge 

 des Beobachters gelangenden Strahlen (welche anfangs vertikal nach 

 unten verlaufen) in horizontale Richtung ablenkt. Da dieses Prima 

 den zentralen Teil des Beleuchtungskegels abschneidet, welcher vom 

 Beleuchtungsspiegel zum Präparat gelangt , so ist die Beleuchtung 

 eine ringförmig schiefe. 



Es wird ein zu dem Instrument passender mikrophotographischer 

 Apparat geliefert und abgebildet. Besonders hiermit verbunden dürfte das 

 Mikroskop seine Vorzüge entfalten. E. Sommerfeldt {Tübiyigen). 



