448 Referate. XXVII, 3. 



Boeke, H. E., Vorrichtung für mikroskopische Beob- 

 achtungen bei tiefen Temperaturen (Zeitschr. f. 

 Instrumentenkde. 1909, p. 72--74 m. 1 Fig.). 

 Die Vorrichtung besteht aus zwei zylindrischen Glasgefäßen, 

 zwischen denen das Präparat sich befindet. In die Gefäße wird 

 Kohlensäure und Äther oder flüssige Luft eingefüllt. Die Objektive 

 müssen mit einer Verlängerungshülse und das Mikroskopstativ mit einem 

 Zwischenstück versehen werden, da der Apparat wegen seiner beträcht- 

 lichen Dimensionen sich sonst nicht auf den Objekttisch aufsetzen läßt. 

 Durch Anwendung dieses Apparats ließ sich die Interferenzfarbe 

 eines Gipsblättchens vom Rot erster Ordnung in Blau umwandeln 

 und die Auslöschungsschiefe des Gipses um 3^ verändern, sowie eine 

 starke Vergrößerung des Achsenwinkels erzielen. Auch der Acbseu- 

 winkel des Sanidin verändert sich beim Abkühlen. Auch benutzte 

 der Verf. diese Vorrichtung zum Studium von Flüssigkeitseinscldüssen 

 in Mineralien und konnte leicht solche Einschlüsse, die aus Üüssiger 

 Kohlensäure bestehen, von wasserhaltigen unterscheiden. Einige 

 Flüssigkeitseinschlüsse ließen sich als Salzlösungen bestimmen. 



E. Sommerfeldt {Tübingen). 



Wrigllt , F. E. , A new ocular for use with the pétro- 

 graphie microscope (Amer. Journ. of Science vol. XXIX, 

 1910, p. 415—426 w. 10 figg.). 



Unmittelbar unter der Ebene des Fadenkreuzes bringt der Verf. 

 einen Schlitz im Ramsden- Okular an, in welchen drei Hilfsplatten 

 eingesetzt werden können. Die erste besteht aus einem mit Längs- 

 skala versehenen Quarzkeil , der , um den Nullstreifen sichtbar zu 

 machen, auf ein Quarzblättchen gekittet ist, das seine Doppelbrechung 

 am Nullpunkt der Skala aufhebt. Diese Hilfsplatte dient zur Be- 

 stimmung der Stärke der Doppelbrechung. Noch zweckmäßiger wäre 

 es vielleicht, wenn diese Platte auch so gestellt werden könnte, daß 

 sie nur die Hälfte des Gesichtsfeldes einnimmt, dann könnte das 

 Instrument auch in weißem Licht als Ersatz für den Michel-Lévy- 

 schen Komparator dienen. 



Die zweite Hilfsplatte besteht aus einem Glasstreifen, auf welchen 

 ein quadratisches Koordinatennetz geätzt ist (Abstand der Teilstriche 

 ■^/j„ mm), zur Messung des Winkels der optischen Achsen dienend. 

 Die dritte llilfsplatte besteht aus Rechtsquarz- und Linksciuarzkoilen 

 und dient zur genauen Bestimmung der Auslöschungsrichtungen in 

 Dünnschlillen. E. Sommerfeldt {Tübingen). 



