450 Referate. XXVII, 3. 



Day, A. L., u. Wright, F. E., Heizmikroskope (Zentralbl. f. 

 Miner., Geol. u. Paläont. 1910, p. 423 — 425; vgl. auch 

 Amer. Joiirn. Sc. [4], Bd. XXVII, 1909, p. 44). 

 Die Verff. bezeichnen als Vorzüge des von ihnen konstruierten 

 Heizmikroskops im Vergleich zu den anderen Instrumenten, besonders 

 denen Doelters: 1) Bessere Kouzentrierung der Wärme. 2) Ge- 

 nauere Temperaturmessung, da das Mineralplättchen unmittelbar auf 

 den Drähten des Thermoelements aufliegt und da die Drähte des 

 Thermoelements besonders dünn (0"2 mm) gewählt sind. 3) Aus- 

 schluß von Kieselsäure und ähnlicher beim Erhitzen für das Präparat 

 gefährlicher Substanzen als Objektträger. 4) In dem heißen Teil 

 des Ofens trifft das hindurchgehende Licht nur den zu beobachten- 

 den Kristall. 5) Das Öfchen ist von einem allseitig schützenden 

 Wassermantel umgeben. 6) Das Mikroskop ist mit einer Vorrichtung 

 zur gleichzeitigen Drehung der Nikols verbunden. — Es soll mög- 

 lich sein die Ofentemperatur bei etwa 1500^ bis auf wenige Zehntel 

 eines Grades mehrere Stunden lang konstant zu erhalten. 



E. Sommerfeldt {Tübingeii). 



