XXVII, 4. Köhler: Eine neue Nernstlampe f. Mikroprojektion usw. 477 



Eine neue Nernstlampe für Mikroprojektion 

 und Mikrophotographie. 



Von 



Dr. A. Köhler 



in Jena. 



Hierzu vier Textabbildungen. 



Nernstlicht besitzt eine ganze Reihe von Eigenschaften, die 

 diese Lichtquelle für die Projektion mikroskopischer Präparate ge- 

 eignet erscheinen läßt. Die Helligkeit ist in den weitaus meisten 

 Fällen vollkommen befriedigend, wenn nur das projizierte Bild die 

 Größe nicht überschreitet, die für mikrophotographische Aufnahmen 

 oder zum Nachzeichnen — mit Hilfe des Projektions -Zeichenapparats 

 — erforderlich ist. Was die Verwendung dieser Lichtquelle er- 

 schwert, ist die Form des Leuchtkörpers, der bekanntlich ein langes 

 dünnes Stäbchen darstellt. Diese Gestalt ist nur für die Beleuchtung 

 von Spalten günstig, solche spaltförmige Offnungen kommen aber 

 beim regelmäßigen Gebrauch des Mikroskops weder als Apertur- 

 blenden noch als Sehfeldblenden vor. In der Regel ist vielmehr die 

 Aperturblende ein Kreis , die Sehfeldblende ebenfalls , oder — im 

 Falle der Mikrophotographie, wo man häufig die Begrenzung der 

 Mattscheibe oder der Platte als Sehfeldblende gelten lassen muß — 

 ein Rechteck. 



Um eine bessere Übereinstimmung zwischen dem umriß der 

 Lichtquelle und den Blenden herbeizuführen, hat man mehrere Stäbe 

 in geeigneter Weise vereinigt. Unter diesen Anordnungen ist für 

 den vorliegenden Zweck wohl die von Greil angegebene — vgl. 

 diese Zeitschr. Bd. XXIII, p. 257 — 285 — die beste, denn sie erlaubt 

 jedenfalls eine viel gleichmäßigere Verteilung des Lichts auf einer 

 kreisförmigen Blendenöffnung als z. B. die Brenner mit parallel an- 

 geordneten Leuchtstäben. 



Wenn man nach der von mir beschriebenen Methode — vgl. 

 diese Zeitschr. Bd. X, p. 433—440, Bd. XIX, p. 417—429 — ein 



