XXVIl, 4. Köhler: Eine neue Nernstlampe f. Mikroprojektion usw. 481 



Brennweite: 3 mm, «==1-30, ö = 0'18 mm, oa = 23 



3 „ 1-40 0-18 „ 0-25 



2 „ 1-30 0-13 „ 0-16 



2 , 1-40 0-13 „ 0-18 



1-5 , 1-30 0-1 „ 0-13 



Wenn nun die Leuchtstäbe der Nernstlampe für 1 Amp. einen 

 Durchmesser 2L = 1"2 mm besitzen, so berechnet sich die Apertur 

 des Kollektors zu 



sin ?/, = -r-r = 0*55 



^ üb 



oder 



sin u^ = -^ = 0-22, 



je nachdem wir den größten oder den kleinsten der in der Tabelle 

 vorkommenden Werte von oa der Rechnung zugrunde legen. 



Ein System von der Apertur 0'6, das mit einer Irisblende zum 

 Abblenden der Apertur auf ein beliebiges kleineres Maß versehen 

 ist, wird also für einen derartigen einzelnen Leuchtstab als Kollektor 

 geeignet sein. 



Das Bild des Leuchtstabes muß etwa SOmal vergrößert sein, 

 damit es die Öffnung der Irisblende des Abbe sehen Beleuchtungs- 

 apparats vollkommen bedeckt und somit die volle Apertur des 

 Kondensors auszunutzen gestattet. Daher ist nach Gleichung 2) 



^ = ^ = 30 

 L U 



und 



3o/; = i-'. 



Damit die ganze Anordnung nicht zu sperrig wird , soll der 

 Abstand des Kollektors von der Lichtquelle — der nur wenig von 

 j;' verschieden sein wird — den Betrag von einem Meter nicht 

 überschreiten ; es ergibt sich dann eine Brennweite f^ von etwa 

 IÎ cm für den Kollektor. 



Ein System von dieser Apertur entspricht in seiner Leistung 

 den Anforderungen nur dann, wenn die bei den vorhergehenden Ab- 

 leitungen angenommene Aplanasie tatsächlich vorhanden ist. Eine 

 Verteilung der Brechungswirkung auf eine große Zahl von Flächen 

 zum Zweck der Korrektion ist aber mit Rücksicht auf die Nähe der 

 Lichtquelle aus leicht ersichtlichen Gründen nicht zulässig, es ist 

 vielmehr ein Typus zu wählen, der aus einer möglichst kleinen Zahl 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXVII, 4. 32 



