482 Köhler: Eine neue Nernstlampe f. Mikroprojektion usw. XXVII, 4. 



von möglichst dünnen Einzellinsen bestellt. Ich habe daher ein 

 zweigliedriges System gewählt , das in seiner Zusammensetzung den 

 beiden untersten Linsen des aplanatischen Kondensors u. a. 1'4 ent- 

 spricht, den die Zeiss sehe Werkstätte seit einiger Zeit besonders 

 für Mikroprojektion liefert. Die numerische Apertur dieses Kollek- 

 tors ist 0*6, seine Brennweite etwa 27 mm. Der Abstand des 

 Leuchtstäbchens von der ersten hohlen Fläche des Systems beträgt 

 etwa 15 mm. 



Bei diesen kleinen Abmessungen schien es mir vorteilhaft, den 

 Kollektor, der ohnehin nur für so kleine Lichtquellen brauchbar ist, 

 gleich mit der Lichtquelle zu einem einzigen Apparat zu vereinigen, 

 den Figur 2 darstellt. Der mit einer Irisblende 1 — der Kollektor- 

 blende — versehene Kollektor wird mittels einer Klemmschraube 2 

 in einem Schiebrohr festgehalten. Dieses Schiebrohr befindet sich 

 auf einem durch die Mikrometerschraube 3 verstellbaren Schlitten. 

 Auf diese AVeise kann der Kollektor so eingestellt werden, daß das 

 Bild des Leuchtstabs scharf auf der Blende des Mikroskopkondensors 

 entworfen wird. Zum Zentrieren der Lichtquelle gegen die Achse 

 des Kollektors dient die Schraube 4. Sie hebt und senkt den Leucht- 

 stab und bewirkt demgemäß eine entsprechende Bewegung seines 

 Bildes in senkrechter Richtung. Eine Bewegung in seitlicher Rich- 

 tung, von rechts nach links, ist nicht notwendig, denn das Bild des 

 langen Fadens bedeckt in dieser Richtung stets die Kondensorblende, 

 wenn nur die Einstellung der Höhe richtig geschehen ist. 



Der Leuchtstab liegt in einem dosenförmigen Gehäuse, dessen 

 Rückwand auf der Figur 2 für sich, vom übrigen Gehäuse getrennt, 

 dargestellt ist. Er wird von zwei kleinen , vom Gehäuse isoUerten 

 Stahlarmen getragen ; zum Anschluß an die Leitung dienen zwei, 

 ebenfalls isoliert durch die Rückwand durchgeführte Klemmen. ]\lit 

 diesen werden die an dem Leuchtstab durch Platindrähte befestigten 

 Elektroden mittels der kleinen Schrauben 5 verbunden. Dabei ist 

 zu beachten, daß die dünnere der beiden Elektroden an die rot be- 

 zeichnete Klemme angeschlossen werden muß. 



Die Vorderwand G des Gehäuses ist ungefähr quadratisch und 

 dem Kollektor gegenüber mit einer kleinen Otfnung versehen. Sie 

 ist durch eine sogenannte Parallelogrammbewegung 7 mit der Säule 

 verbunden, die den Schlitten mit dem Kollektor trägt. Diese Parallelo- 

 grammbewegung ermöglicht die oben erwähnte Einstellung der Licht- 

 quelle in vertikaler Richtung. 



Vorder- und liückwand des Gehäuses sind mit Ventilations- 



