490 Aniann: Das binokulare Mikroskop. XXVII, 4. 



Ich weiß wohl, daß es verscliiedene Vorrichtungen gibt, welclie 

 diese binokulare Beobachtung ermöglichen sollen^. Die neueste und 

 auch vollkommenste ist das GREENOUGHSche stereoskopische Mikroskop, 

 welches sowohl in praktischer wie in optischer Hinsicht kaum etwas 

 zu wünschen übrig läßt. Leider aber erlaubt es nur den Gebrauch 

 von verhältnismäßig schwachen Objektiven , welche ganz und gar 

 ungenügend sind für die in der heutigen biologischen Forschung in 

 Betracht kommenden Untersuchungen. 



Die Anforderungen , die der praktische Mikroskopiker an eine 

 binokulare Vorrichtung stellen muß , sind meines Erachtens nach- 

 folgende : 



1) Die Vorrichtung soll vor allem die Korrektion des optischen 

 Systems nicht in fühlbarer Weise alterieren ; sie soll den Gebrauch 

 sämtlicher Objektive: schwache, mittelstarke und ganz starke 

 (die homogene Immersion einbegriffen) ermöglichen. 



2) Sie muß ebenfalls mit den verschiedenen Okulartypen 

 HuYGHENS, Ramsden, Compensator usw. gebraucht werden können. 



3) Ein fühlbarer Lichtverlust darf dadurch nicht entstehen ; die 

 Lichtstärke der beiden Felder soll ungefähr die gleiche sein. 



4) Die Vorrichtung soll leicht eingesetzt und entfernt werden 

 können, um das Mikroskop nach Belieben binokular und monokular 

 gebrauchen zu können. Das binokulare Mikroskop soll mit allen 

 gebräuchlichen Beleuchtungsarten : polarisiertes Licht, Dunkelfeld- und 

 ultramikroskopische Beleuchtung usw. gebraucht werden können. 



Ich bin mir wohl bewußt, welche Schwierigkeiten diese Aufgabe 

 dem Optiker bietet, doch halte ich sie in keiner Weise für unauf- 

 lösbar. Unter den binokularen Vorrichtungen , die ich bisher zu 

 prüfen Gelegenheit hatte, habe ich in der Tat eine gefunden, welche 

 den obigen Anforderungen in einigermaßen zufriedenstellender Weise 

 gerecht wird: es ist diese das WENHAM-ScHROEOERSche Obj ekti v- 

 prisma, wie es von der Firma Ross & Co. in London für ihr 

 großes binokulares Mikroskop unter der Bezeichnung „improved 

 binocular prism for high powers" hergestellt wird. 



Dieses Prisma, welches vor etwa 15 Jahren als neu beschrieben 

 wurde, stellt eine bedeutende Verbesserung des ursprünglichen Wen- 

 HAMSclien Prismas dar. Es wird in den unteren Teil des Tubus 



') So z.B. die Prismen von Riddell, Nachet, Wenham, Powell 

 und Lealand, das Doppelokular von Aube usw. Siehe z. B. Diitels 

 Handbuch, p. 553. 



