494 Lend vai: KoiTektion einiger Fehler d. Paraffin -Verfahrens. XXVIl, 4. 



Korrektion einis-er Fehler des mikrotechnischen 



Paraffin -Verfahrens. 



Von 

 Prof. J. Lendvai 



in Temesvar. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Die gegenwärtig in Verwendung sich befindenden Thermostaten 

 entsprechen nicht in jeder Beziehung ihren Zwecken und die meisten 

 sind schwer zu handhaben. Ich erlaube mir an dieser Stelle auf 

 diese Fehler und Schwerfälligkeiten hinzuweisen. 



Die in Verwendung sich befindenden Thermostaten ptîegt man 

 mit destilliertem Wasser, Glyzerin oder wässerigem Glyzerin zu 

 füllen, dessen Nachteil offenbar ist. Mit der Zeit ward der doppel- 

 wandige Kupferkasten an den Lötestellen ausgeätzt und die heraus- 

 sickernde Flüssigkeit bereitet Unannehmlichkeiten. Nach meiner 

 Erfahrung trat dieser Übelstaud auch dann ein, wenn ich die Thermo- 

 staten auf das Anraten Apathy s mit säurelosem Glyzerin gefüllt 

 liatte. 



Ein großer Nachteil ist auch der, daß wir von den im Umlauf 

 sich befindenden Thermostaten bei der Verfertigung der mikro- 

 skopischen Schnitte beständig wenigstens zwei geheizt halten müssen, 

 den einen auf 60 bis 65^ C, den anderen auf 30 bis 35 ** C. 



Für einen Fehler bezeichne ich auch das, daß die Flamme und 

 der Mikronbrenner die Thermostaten unmittelbar wärmen und es 

 nicht zu vermeiden ist, daß während der Behandlung in das Objekt 

 fremdes Material (Brandstoffe, Ruß) hineingelange. 



Das zum Einbetten vorbereitete Objekt wird in dem auf 60 bis 

 Bö'* geheizten Thermostat eingetaucht in geschmolzenes reines 

 Paraffin. Da es aber noch immer einige Menge von Chloroform 

 enthält, muß es hier lang stehen bleiben, damit die Cliloroform- 

 dämpfe entweichen können. Sobald die im Thermostatraum ein- 

 gesclilossene Luft mit diesen entweichenden Chloroformdämpfen ge- 



