498 Lendvai: Korrektion einiger Feliler d. Paraffin-Verfahrens. XXVII, 4. 



Genauigkeit von 0"1^ C, die Temperatur darf nicht über 110*^ C 

 steigen, andernfalls öffnet sich auf dem Kessel ein .Sicherheitsventil. 

 Auf dem Kessel befindet sich noch ein Manometer, damit der Thermo- 

 regulator beim ersten Einrichten zweckmäßig eingestellt werden kann. 

 Durch das Heizen mit den Rohrspiralen wird die Luft warm ; diese 

 Temperatur zeigt das Thermometer M. 



WilL mau statt mit Gas mit Spiritus heizen, dann ist der Thermo- 

 regulator R beiseite zu setzen. Hierfür verweise ich kurz auf meine 

 in dieser Zeitschrift (Bd. XXV, 1908, p. 303—306) beschriebene 

 Vorrichtung. Was übrigens die Heizung betrifft , so ist elektrische 

 Heizung noch bequemer und vollkommener , erfordert aber anstatt 

 der Röhrenspirale eine andere Vorrichtung. 



Der mittlere Teil des Schrankes, H, wo die Eiubettungsvorrich- 

 tung ist, soll schon kühler sein als der vorige Teil (I). Seine Wände 

 werden nur durch anderthalb Spirale geheizt und die kältere Luft 

 sinkt durch ihn nach unten bis zum Boden des dritten Teiles, 



Die Einbettungsvorrichtung (Fig. '2) besteht aus einer weiteren 

 Kupferröhre , auf welcher kugelsegmentförmige Einstülpungen e sich 

 befinden und welche mit Hilfe eines Hahnes das kalte Wasser durch 

 sich passieren läßt. Zum Erstarren des Paraffins sind die bloßen 

 Einstülpungen e ausreichend, wenn sie mit Glyzerin gut ausgeschmiert 

 sind ; oder es können gleichförmig tiefe Uhrglasschälcheu ii zur Ver- 

 wendung kommen. 



Der dritte Teil (Fig. 1) ist eigentlich mit dem zweiten (H) gemein- 

 sam ; er liegt tiefer und darum ist er auch kühler, dazu kommt noch, 

 daß die Heizröhre den Thermostat schon in seinem oberen Teil ver- 

 l*ißt. Dieser letzte Teil soll den ApÄTUvschen Schuittthermostaten 

 ersetzen. Er besteht aus drei Fächern, deren oberstes, das wärmste, 

 für Schnitte von bei 52° C schmelzendem Paraffin bestimmt ist, das 

 mittlere für die von bei 48° C schmelzendem und das letzte für die 

 von bei 3(5° schmelzendem Paraffin. Wenn die Temperatur zu hoch 

 ist, dann wird der Ventilatorschieber v so weit gedreht, bis das 

 Thermometer M-^ die gewünschte Wärme zeigt. 



Diese innere Einrichtung wird durch zwei gutschließeude gläserne 

 Türen gegen die äußere kalte Luft geschützt. 



Die Handhabung der Thermostaten ist folgende : Der Kessel 

 wird auf ^/- mit destilliertem Wasser gefüllt, inzwischen öffnet mau 

 den Hahn T^ damit die in dem Röhreusystem stehende Luft ent- 

 weichen könne. Eine Bunsenlampe , welche das n()tige Gas durch 

 den Thermoregulator R bekommt, wird die lleizuna: leisten. Das 



