504 Breckner: Ein neuer mikrotechnischer Fixiertrog. XXVII, 4. 



Ein neuer mikrotechnischer Fixiertrog. 



Von 

 Dr. A. Breckner 



in Kiel. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Von der Firma Julius Brückneu & Co. in Ilmenau ist nacli An- 

 gaben von K. Kriegbaüm ein Apparat konstruiert und unter dem 

 Namen „mikrotechnischer Fixiertrog" in den Handel gebracht worden. 

 Er hat den Zweck, beim Fixieren von Organstücken ein rationelleres 

 Ausnützen der Fixierungsflüssigkeit und ein besseres Durchdringen 

 der Gewebsstücke zu gewährleisten. 



Kriegbaum geht bei der Konstruktion seines Apparates von dem 

 Gedanken aus, daß bei den bisher gebräuchlichen Methoden (1. das 

 Objekt wird einfach auf den Boden eines Glasgefäßes in die Flüssig- 

 keit gelegt; 2. das Objekt liegt in diesem Glasgefäß auf einem 

 Wattebausch; 3. das Objekt wird in der Flüssigkeitssäule hoch 

 suspendiert) die beim Fixierungsvorgang extrahierten Salze infolge 

 ihrer Schwere sich am Boden sammeln, also im ersten Fall das 

 Objekt in der am meisten verunreinigten Flüssigkeit liegt , während 

 oben die unverbrauchte Flüssigkeit steht. Diesem Übelstand wird 

 zwar im zweiten Fall etwas und im dritten ganz abgeholfen, doch 

 erscheint Kriegbaum im zweiten Fall das Wechseln der Flüssigkeit 

 zu unrationell, da man dabei auch die oberhalb des Objektes stehende, 

 unverbrauchte Lösung weggießen muß und zu umständlich, da auch 

 die Watte, weil mit ausgelaugten Salzen vollgesogen, mit gewechselt 

 werden muß. Dieser Mangel ist im dritten Falle behoben, da nur 

 wenige unverbrauchte Flüssigkeit über dem Objekt steht; die Salze 

 sinken zwar ihrer Schwere entsprechend zu Boden, da sie aber die 

 ganze Flüssigkeitssäule unter sich zu passieren haben, bis sie zu 

 Boden gelangen, haben sie Gelegenheit, sich darin diifus zu ver- 

 teilen, also auch da unnötigerweise der größte Teil der Flüssigkeit 

 verdorben wird. 



