31, 1. 



van Walsem: Methode zur Aufhebung von Zentrifugaten. 



41 



1 1 cm 



so viel Wasser zugegossen , daß die 



m 



'IZ.S 



-n; 



Zentrifugieruugsrobr und Transportpipette zu einem Ganzen. Die 

 Vorrichtung, wie sie sich bei der Harnuntersuchung empfiehlt, möge 

 etwas ausführlicher beschrieben werden. Ein Glasrührcheu — ich 

 möchte esZentrifugierpipette nennen — von mittleren Dimen- 

 sionen, etwa 9 cm laug, mit einer Lichtung von 6"5 mm und mit 

 nicht zu dünnen Wänden (0*75 mm) läuft nach 

 unten spitz za und endet mit einer kreisförmigen 

 Öffnung (Diameter 1 mm). Ein kleiner Korkstöpsel 

 (dessen Dimensionen , wie alle anderen , in dem 

 beigegebenen Holzschnitt zu finden sind) ist be- 

 stimmt, den oberen Teil der Zentrifugierpipette ab- 

 zuschließen. Die Füllung der Zentrifugierpipette 

 findet in der Weise statt, daß man, während man 

 die untere kleine Öffnung mit dem Finger abschließt, 

 die Flüssigkeit mittels einer gewöhnlichen Saug- 

 pipette in die obere, größere Öffnung, zufließen läßt 

 und zwar bis noch eine kleine Luftblase in dem 

 oberen Ende des Röhrchens stehen bleibt. In die 

 obere Öffnung wird jetzt der Stöpsel eingeführt, man 

 dreht die Zentrifugierpipette um , damit die kleine 

 Öfiinmg obenan kommt, und schraubt dann den 

 Korkstöpsel ziemlich fest au , jedenfalls so weit, 

 bis die Luftblase völlig ausgetrieben ist. Wird nun 

 die Zentrifugierpipette in den Aluminiumbehälter 

 einer gewöhnlichen Handzentrifuge eingestellt und 

 in den Behälter — der meinio-e hat eine Tiefe von 



mm 



^s — I 



ÓZ 



òsi 



20 



Flüssigkeit bis zum oberen Ende des Korkstöpsels 

 reicht, während der zweite Behälter ganz mit Wasser 

 ausgefüllt wird , so sind beide Behälter mit einer 

 praktisch vollkommen genügenden Genauigkeit gegen- 

 seitig ausbalanciert. Ist der Stöpsel genügend fest 

 angeschraubt, dann geht, wie sich durch Verwendung stärkerer Farb- 

 stofi'lösungen leicht zeigen läßt, nur eine Spur der in der Zentrifugier- 

 pipette befindlichen Flüssigkeit in das umgebende Wasser über, welcher 

 Übertritt zudem teilweise auf Difiusion beruht. Durch Heranziehung 

 isotouer Flüssigkeiten könnte selbstverständlich dem entgegengearbeitet 

 werden. Bei der Harnuntersuchung liegt es auf der Hand den Harn 

 selber als Umgebungsflüssigkeit zu verwenden. Nach Beendung der 

 Zentrifugierung nimmt man die Zentrifugierpipette aus dem Behälter 



