92 Scheffer: Spiegelreflexkamera für Mikrophotographie. SI, 1. 



Kamera bietet den Vorteil, daß man während der Einstellung auf 

 der Einstellscheibe das Präparat und alle Teile des Mikroskops 

 bequem direkt mit den Händen erreichen kann. Dies alles ge- 

 schieht beim Einstellen ebenso leiclit wie bei der subjektiven Be- 

 obachtung und in ganz ungezwungener Körperhaltung. Der Über- 

 gang von der subjektiven Beobachtung zur Aufnahme und umgekehrt 

 erfolgt augenblicklich. Wenn nicht gebraucht, wird die kleine Kamera 

 zur Seite geschwenkt. Sie stört dann das Arbeiten in keiner Weise. 

 Auch diese kleine Kamera kann ohne weiteres an der aufrechten 

 Kamera für Mikrophotographie des Zeiss- Werkes angebracht werden. 



Es ist für den Mikroskopiker von größtem Wert, eine Einrichtung 

 zu haben , die es ihm ermöglicht , wenn er eine wichtige Stelle ge- 

 funden hat, sofort und ohne irgendwelche Umstände zur photo- 

 graphischen Aufnahme überzugehen, und gleich nachher wieder weiter 

 zu beobachten. Diese Aufgabe Avird erreicht durch den einfachen 

 Tisch für Mikroskopie und Mikrophotographie , den ich mir ge- 

 baut habe. 



Der Tisch ist 50 cm hoch , er steht auf drei Beinen ; da , wo 

 das eine Bein ist, läuft er, wie Figur 6 zeigt, spitz zu, und auf der 

 Spitze über dem einen Beine steht das Mikroskop aufrecht auf einem 

 Block mit festen Anschlägen. Auf dem Tisch ist die optische Bank 

 des Zeiss- Werkes von 1 m Länge fest geschraubt. Auf ihr werden 

 die Beleuchtungseinrichtungen und hinter ihr eventuell die Bogenlampe 

 aufgestellt. Neben dem Mikroskop steht die Säule der aufrechten 

 Kamera für Mikrophotographie, die die kleine Spiegelreflexkamera trägt. 

 Der Block , auf dem das Mikroskop steht, ist bei dem vorliegenden 

 Tisch mit Zapfen in denselben eingelassen und abnehmbar, damit der 

 Tisch auch für andere Arbeiten mit der optischen Bank benutzt 

 werden kann, z. B. für spektrographische, sensitometrische und andere 

 in das Gebiet der Mikrophotographie schlagende Untersuchungen. Bei 

 der gewöhnlichen subjektiven Beobachtung wird in den meisten Fällen 

 wenig Wert auf ganz korrekte Beleuchtung gelegt, wie sie bei der 

 Mikrophotographie nötig ist. Wenn man den vorliegenden Tisch be- 

 nutzt, hat man es leicht, dieselben Einrichtungen, die man für die 

 Mikrophotograj)hie benutzt, auch bei der subjektiven Beobachtung 

 zur Beleuchtung zu gebrauchen. Natürlich wird man für die subjektive 

 Beobachtung entweder Gasglühlicht , oder Nernstlicht oder, was das 

 beste ist. Quecksilberlicht mit den von Dr. A. Köiileu in Jena emp- 

 fohlenen Filtern benutzen. Nur für die schwierigsten Arbeiten bei 

 Dunkelfeldbeleuclitung ist auch für die subjektive Beobachtung Bogen- 



