98 Züth: Notiz, betreffend die Verwendung der „direkten Kühler". 31, 1. 



die durchströmende Kuhlflüssigkeit in ilinen unter etwas kleinerem 

 als dem Atmosphären drucke steht. Dies wird dadurch er- 

 reicht, daß man den Kühler an den höchsten Punkt eines einfachen 

 Ileberwerkes verlegt. Aus einem größeren, mehrere Liter fassenden, 

 unter dem Projektionstische aufgestellten Gefäße mit kaltem Wasser, 

 in das allenfalls auch ein paar Eisstücke gebracht werden köimen, 

 führt ein darin bis zum Boden reichender Schlauch zur Kühlkammer 

 am Projektionsapparate (Objekttisch bei Mikroprojektion) empor ; der 

 Abflußschlauch führt von da wieder abwärts in ein zweites etwas 

 tiefer als jenes stehendes Gefäß oder in einen tieferliegeuden Ablauf 

 der Wasserleitung. Durch einmaliges Ansaugen mit dem Munde am 

 Abflußschlauch wird das Heberwerk in Gang gebracht, durch einen 

 Quetschhahn am Abflußschlauche kann es dann jederzeit abgestellt 

 oder wieder betätigt werden. Die Durchflußgeschwindigkeit kann 

 durch Veränderung der Niveaudifferenz des Wasservorratsgefäßes 

 und der Auslauförtnung des Abflußschlauches geregelt werden : 50 bis 

 60 cm genügen. 



Es ist klar , daß bei dieser Anordnung ein Zerspringen oder 

 Absprengen eines Deckglases ausgeschlossen ist, da im Kühler kein 

 Überdruck herrscht. Außerdem gestattet die Einrichtung die An- 

 wendung von Eiswasser , wenn es notwendig wäre, auch von Kälte- 

 mischungen. Der Verbrauch an Kühlflüssigkeit ist sehr gering, 

 besonders wenn in den Pausen der Projektion der Durchfluß gesperrt 

 wird^. Bei Verwendung von zwei 8ammelgefäßen kann mau die- 

 selbe Kühlflüssigkeit wieder verwenden. 



*) Ich schließe hierbei immer die Irisblendung am Kondensor. 

 [Eingegangen am 25. März 1914.] 



