31,1. 



Levy: Über neue Mikroskopierbcleuchtungen. 



101 



II. Einzelbeleuehtung. 



Für (las Laboratorium reichen in vielen Fällen 50 kerzige mattierte 

 Metalldrahtlampen aus. Arbeitet man aber mit starken Vergrößerungen, 

 so ist die Beschaffung einer guten Lichtquelle oft recht schwierig 

 und vor allem recht kostspielig. Die sonst üblichen kleinen Bogen- 

 lampen mit Handregulierung haben ja immer die Tücke, im wichtigsten 



2. 



Augenblick eine Regulierung zu verlangen , die selbstregulierenden 

 sind sehr teuer. Ich habe daher eine Mikroskopierlampe konstruiert 

 (vgl. Fig. 2), die sich mir bei stärksten Vergrößerungen (.SOOOfach) 

 als vollkommen ausreicliend erwiesen hat und auch für Dunkelfeld- 

 untersuchungen gut zu gebrauchen ist. 



Der I^euchtkörper ist eine Spezialosramlampe mit stehendem 

 Wellenfaden von 100 HK Lichtstärke; die Vorderseite der Birne 

 ist mattiert, die Hinterseite verspiegelt. Die Lampe ist so in einem 

 Gehäuse untergebracht , daß der größte Teil des Lichtes auf den 

 Mikroskopspiegel fällt. Die mattierte Vorderfläche dient dabei als 



