31,1. Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. IQ'- 



[Mitteilungfcn aus den Optischen Werken von E. Leitz, Wetzhir.J 



Über neue Mikrotomkons truktioD en \ 



Von 

 Dr. Siegfried Beclier, 



Privatdozenten und Assistenten am Zoologischen Institut in Gießen. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



II. Das Drehscheibenmikrotom von Leitz (D. R. P.). 



Wir belächeln lieute ein wenig die antike Wertung geome- 

 trischer Formen , uacli der der Kreis als vollkommenste Linie ein- 

 geschätzt wurde, doch bleiben die praktischen Momente, die solche nur 

 scheinbar rein mathematischen Urteile mitbestimmt haben, vollauf be- 

 stehen. Es ist bequemer ein und dieselbe Leistung durch die gleich- 

 mäßig kreisförmige Bewegung auszuführen als etwa durch eine ge- 

 radlinige Bewegung mit ihrem Wechsel von Vor und Zurück. Auch 

 pflegt bei kreisförmiger Bewegung die lebendige Kraft eines Schwung- 

 rades oder dergleichen eine gleichmäßigere Verteilung der jeweils 

 notwendigen Kraft herbeizuführen , während bei einfacher Hin- und 

 Herbewegung auch die Kraftanstrengung an verschiedenen Punkten 

 der Bahn eine recht verschiedene ist. Auch unter den verschiedenen 

 Mikrotomtypen hat sich derjenige, bei dem alle Leistungen von einer 

 einzigen Drehbewegung ausgehen , eine hervorragende Stellung 

 erobert. 



Die ver1)reitetste Form des Drehmikrotoms ist die MiNOTSche, 

 die in zahlreichen verschiedenen Modifikationen existiert. Alle In- 

 strumente von diesem Typus werden zwar durch eine Drehbewegung 

 angetrieben, diese wird aber in eine geradlinige übersetzt, so daß die 

 eigentliche Schnittbewegung (die hier vom Objekt ausgeführt wird) 

 in einer einfachen Hin- und Herbewegung besteht. Nur selten ist der 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. 30, 1913, p. 192. 



