31,1. Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 107 



Auf dei' anderen Seite fehlt es auch nicht au V o r t e i 1 e n der 

 kreisförmigen Schnittbewegung. Diese Vorteile sind nicht 

 derart, daß sie ein entschiedenes Übergewicht gegenüber dem Schneiden 

 in gerader Bahn geben, aber sie sind immerhin bedeutender als jene 

 aufgezählten Nachteile. 



An erster Stelle ist hier darauf hinzuweisen, daß bei ge- 

 schlossen kreisförmiger Schnittbe wegiing und ein- 

 seitiger Messerstell nng die Messerschneide vom Ob- 

 jekt nur beim Schneiden selbst und nicht immer noch 

 ein zweites Mal auf dem Rückweg passiert wird. Kleine 

 Scharten des Messers , anklebendes Paraffin oder dergleichen , kann 

 dabei die Schnittfläche ein zweites Mal ritzen oder quetschen. Noch 

 wichtiger ist vielleicht, daß der Block beim Zurückpassieren 

 den letzten Schnitt zuweilen von der Messerschneide 

 lockert und mitnimmt, wodurch dann die Bandbildung sofort 

 unterbrochen wird. Gerade beim MiNOTSchen Mikrotom kann dieses 

 Vorkommnis bekanntlich öfters auftreten , und wenn man noch un- 

 willkürlich weiter dreht, unangenehm werden. Selbst bei Schlitten- 

 mikrotomen, mit denen man naturgemäß laugsamer arbeitet, ist der 

 mitgenommene Schnitt nicht selten verloren und der nächste Schnitt 

 ist oft gefährdet, weil er noch nicht durch einen auf dem Messer 

 befindlichen Schnitt empfangen wird. Jedenfalls aber ist es für ein 

 sclinellarbeitendes Rotationsmikrotom ein nicht zu unterschätzender 

 Vorteil, wenn diese Gefahr von vornherein ausgeschlossen wird, wie 

 es die kreisförmige Schnittbewegung ermöglicht. 



Die Einführung der kreisförmigen Schnittbewegung bedingt ferner- 

 hin einen noch viel gleichmäßigeren und leichteren Gang 

 als er sich bei anderen Drehmikrotomen, bei denen das Objekt mit- 

 samt dem Vorschiebemechanismus gehoben werden muß , erreichen 

 läßt. Dieser technische Vorteil wird bei der genaueren Beschreibung 

 des neuen LEixzschen Drehscheibenmikrotoms, zu der- wir uns jetzt 

 wenden, klar hervortreten. 



Beschreibung des Dreh Scheibenmikrotoms. — Der 

 Bau eines Mikrotoms läßt immer zwei Teile unterscheiden: den 

 Objektteil und den Messerteil; auch die Arbeit des Instrumentes 

 zerfällt in zwei Leistungen, in die Schnittbewegung und in das Gegen- 

 einanderrücken von Objekt und Messer um den Betrag der Schnitt- 

 dicke. Diese beiden Leistungen sind aber bei den verschiedenen 

 Mikrotomtypen in sehr verschiedener Weise auf jene oben genannten 

 Bauelemente verteilt. Mau könnte die Mikrotomformen nach diesem 



