31, 1. 



Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 



109 



Bei dem neuen Leitz sehen Drehmikrotom ist die Enti as tu ng 

 des Objektteiles durch Abgabe der Vorschiebe- 

 bewegung an den Messerteil kombiniert mit der kreis- 

 förmigen Schnittbewegung und diese Kombination gibt dem 

 Instrument sein individuelles , von den älteren Typen abweichendes 

 Gepräge. Sie gewährleistet nicht nur außergewöhnliche Leichtigkeit, 

 sondern auch ganz auffallende Gleichmäßigkeit des Ganges. 



Der Objektteil des Mikrotoms besteht im wesentliclien 

 aus einer etwa 8 mm dicken kreisförmigen Metallscheibe 



von 14 cm Durchmesser, deren senkrechtstehende Achse oben und 

 unten durch je einen zugespitzten Stahlbolzen gehalten wird. Diese 

 Lagerung der Achsenenden gestattet leichteste Drehung der Scheibe, 

 aber nicht die geringste sonstige Schwankung. Der untere Bolzen 

 sitzt in der Grundplatte , der oberste aber in einem kräftigen ge- 

 gossenen Träger, der an der einen Seite der Grundplatte be- 

 festigt ist und über dem dorthin weisenden Teil der Scheibe einen 

 hohen Bogen bildet. Unter diesem Bogen kann die nahe dem Rande 

 der Drehscheibe angebrachte Klemme mit dem zu schneidenden 

 Block sich ohne anzustoßen vorbeibewegen , wenn die Scheibe in 

 Drehung versetzt wird. Die Klemme ist um ihre Achse drehbar 

 und allseitig neigbar , sie sitzt nämlich auf einem Messingblock von 

 der Form einer Kugelzone, der sich in einem entsprechenden Sattel 



