31,1. Becher: Über neue Mikrotorukonstruktionen. 111 



der Mikrometerspindel als sich von der automatischen Einstellung her 

 ausführen läßt. Diese etwas gröbere (aber immer noch sehr feine) 

 Hebung und Senkung geschieht bei dem Drehscheibenmikrotom von 

 einem links angebrachten Scliraubkopf aus , der direkt durch ein 

 Zahnrad in das Zahurad der Mikrometerspindel eingreift. 



Eine ganz grobe Verstellung von Block und Messer 

 wird bei dem neuen Leitz sehen Mikrotom wie bei den anderen großem 

 Instrumenten dieser Firma durch die Einrichtung der „Mutter- 

 zange" erreicht. Die Mikrometerspiudel der mit Mutterzange ver- 

 sehenen Instrumente dreht sich nicht in einer festen Mutter vor oder 

 zurück, sondern die Spindel steht selbst fest, während durch ihre 

 Drehung die Mutter vor- oder zurückgeschoben wird. Diese Mutter 

 ist nun halbiert , ihre den kurzen Armen einer Zange aufsitzenden 

 Hälften werden durch eine Feder fest um das Gewinde gepreßt. 

 Durch Zusammendrücken der langen Arme der Zange können die 

 Mutterhälften jedoch von dem Gewinde abgehoben und an beliebiger 

 anderer Stelle wieder angesetzt werden. Da die Mutter mit der 

 Messerklemme verbunden ist , so wird eine ausgiebige Verstellung 

 der Messerhöhe in bequemster Weise ermöglicht. 



Im übrigen ist der B a u des M e s s e r t e i 1 s ein sehr einfacher. 

 Die Spindelmutter ist am unteren Ende eines Messerschlittens befestigt, 

 der in einer schweren senkrechten Schiene supportartig gefaßt wird 

 und auf und ab gleiten kann. Eine nach oben drückende Feder 

 kompensiert das Gewicht des Schlittens , der an seinem vorderen 

 Ende eine Klemme trägt, in der ein Messer mit zwei Schrauben be- 

 festigt wird. Kleine Gegenschrauben der unteren Backe der Klemme 

 gestatten die „Inklination" ^ des Messers , d. h. die Neigung seiner 

 Fläche zu verstellen. 



Die Messerklemme ist so angebracht , daß die Schneide des 

 Messers (von links nach rechts) senkrecht über einem Radius der 

 Drehscheibe liegt. Ein in radialer Richtung zugeschnittener Block 

 wird also genau quer geschnitten , wie es für Erzielung längerer 

 Bänder notwendig ist. Für ein automatisches Drehmikrotom, das in 

 erster Linie der schnellen Herstellung langer Paraffinserien dient, 

 ist diese quere Messerstellung sozusagen das Normale. 



Das Drehscheibenmikrotom gestattet jedoch auch mit seh r ä g 

 gestelltem Messer zu arbeiten, ist also auch zum Schneiden von 



^) Über die Ausdrücke Deklination und Inklination des Messers siehe 

 Becher in dieser Zeitschr. Bd. 30, 1913, p. 199. 



